XXII, 1. S t r e h 1 : Beugungsbild und Absorptionsbild. 9 



diesbezüglich das Studium meiner Abhandlung : „Das Pleurosigma- 

 bild" fZeitschr. f. Instrumentenkunde XIX, p. 325, 1899). 



Daß das Beugnngsbild zu zahllosen Täuschungen Anlaß gibt, 

 ist nicht neu und längst erörtert, besonders der Begritf „Tiefenbild". 

 Es fand denn auch Apathy bei Triceratium und verschiedener Ein- 

 stellung nicht weniger als 15 Bilder, welche von der Lage der 

 Schale niclit abhängen , und 2 , welche bei Ümwendung derselben 

 umgekehrte Einstellung erfordern (514). 



Ich halte es für glaubhaft, daß Apathys Färbungsbild nach 

 der Seite der Objektähnlichkeit einen Fortschritt darstellt, und daß 

 er auf diese Weise neue und wichtige Resultate fand, ohne die letz- 

 teren selbst beurteilen zu können. 



Wenn Abbe sagt (291), „denn beim wirklichen Gebrauch stär- 

 kerer Objektive hatte ich, außer für ganz exzeptionelle Zwecke, nie- 

 mals eine andere (Beleuchtung) in Anwendung, oder auch nur mit 

 Vorteil anwendbar gefunden", dann möchte ich bemerken, daß Abbe 

 in erster Linie Physiker war, auch daß sich sein „schmaler Licht- 

 kegel" auf die Unterscheidung an dünnen Präparaten bezog (510). 



Tl. Beleuchtungsstärke. 



„Planspiegel" ist nichts anderes als „Lochblende" bei direkt 

 gegen eine Lichtquelle gehaltenem Tubus. 



„Hohlspiegel" ist nichts anderes als „Planspiegel -|- Linse". 



Der allgemeinste Fall ist theoretisch eine Linse vom Öffnuugs- 

 halbmesser r und der Brennweite /", im Abstand d vom Präparat, 

 das Mikroskop direkt auf eine (runde) Lichtquelle von der halben 

 Winkelöffnung 99 und dem spezitischen Leuchtvermögen e gerichtet. 



Die in 1 sec durch 1 qmm der Linsenöffnung gehende Licht- 

 menge ist proportional e sin' cp ; wäre keine Linse da , wäre dies 

 die Wirkung des Planspiegels auf die Präparatebene (vorausgesetzt, 

 daß vom Präparat aus die ganze Lichtquelle durch den Planspiegel 

 übersehbar ist; außerdem hätte man 99 eben zu reduzieren). 



Die durch die Linse eintretende Lichtmenge e sin- 99 • >■- n (wo- 

 bei alles in mm zu messen) wird konzentriert auf die Kreisfläche s-71 

 in der Präparatebene. Die Wirkung des Kondensors auf die Prä- 

 paratebene ist mithin e sin" 99 • V'^js^'^ um s zu berechnen, setze man 

 zunächst o = f- tan 99 = Radius des Bildes der Lichtquelle und hat 



