XXll, 1. Schonten: Reinkultureneiner unter d. Mikroskop isoliert. Zelle. 15 



Mikroskop mit B nach links und rechts bewegen, vermittels einer 

 anderen Schraube vorwärts und rückwärts. 



Von dem Mikroskop ist gezeichnet der Objekttisch jF, der Be- 

 leuchtungsapparat von Abbe G^ die Irisblende H^ der Spiegel /, 

 der Fuß J und ein Objektiv K. Auf dem Objekttisch befindet sich 

 eine feuchte Kammer, die „Isolierkammer" Z, die eine besondere 

 Konstruktion liat. Ihre linke und rechte Seitenwand nämlich sind 

 mit einem horizontalen Spalt versehen, der mit dickem Öl ver- 

 schlossen werden kann. Durch diese sind zwei Glasnadeln M ge- 

 stochen, deren Form unten beschrieben werden soll. Zwei Glasstücke, 

 die sich oben an den Spalten befinden, können M^eggenommen wer- 

 den, wenn man die Nadeln herausnehmen oder wieder an ihren Platz 

 bringen will. Wenn man sie zu diesem Zwecke jedesmal wieder 

 durch den Spalt stecken müßte, so würde man Gefahr laufen, die 

 feinen Spitzen, auf die alles ankommt, abzubrechen. 



Auf die feuchte Kammer , die vermittels eines beweglichen 

 Objekttisches (ich gebrauche den von Leitz, No. 99 aus Katalog 

 Xo. 39) verschoben werden kann, bringt man das Deckglas, an dessen 

 Unterseite die Isolierung vorgenommen werden soll. 



Die Nadeln sind jede in einem Halter N befestigt, der sich auf 

 einem Kupferstab befindet, der um einen Punkt P drehbar ist. 

 Am Ende des Stabes befindet sich ein rundes Stahlplättchen, ver- 

 mittels dessen er auf einem vertikalen Stab R ruht. R kann ver- 

 mittels des Triebes S auf und nieder geschraubt werden. 



Es versteht sich von selbst, daß die Spitze von M in die feuchte 

 Kammer nach unten geht, wenn R nach oben geschraubt wird, und 

 umgekehrt. Die Scliraiibe an R hat eine ziemlich feine Ganghöhe, 

 und der Hebelarm ist ungefähr doppelt so lang als der Abstand 

 von P bis zur Spitze der Glasnadel. Man kann somit sehr geringe 

 Veränderungen zustande bringen. Der Drehpunkt P wird durch 

 eine Kupferstange V getragen, welche an den Säulen T befestigt ist. 



Die Halter N kann man mit den Glasnadeln bequem von dem 

 Instrumente nehmen, wenn die Glasstückchen, welche die Seitenspalten 

 bedecken, weggenommen sind. 



Da die Nadeln M in verschiedener Höhe in den Nadelhaltern 

 N befestigt werden können, kann man bei dem Apparat auch ver- 

 schiedene Mikroskope benutzen, z. B. Zeiss Stativ /«, Leitz Stativ 

 /, /ft, Ib etc. Auf kleine Stative ist nicht gerechnet, weil diese 

 bei der bakteriologischen Untersuchung im allgemeinen nicht wohl 

 anwendbar sind. 



