16 Schouten: Reinkulturen einer unter d. Mikroskop isoliert. Zelle. XXII, 1. 



Der Abstand zwischen den Stützpunkten P ist so weit ge- 

 nommen, daß Objekttische der größten Stative, und also selbstver- 

 ständlich auch kleinere, dazwischen passen. 



Mit Absicht ist an beiden Seiten zwischen V und dem Mikro- 

 skop ein großer Raum offen gelassen, durch Avelchen man die Hände 

 stecken kann, falls das für eine Versetzung des Spiegels oder der 

 Irisblende nötig wird. 



Es war eine zeitraubende Arbeit, die brauchbarste Form für die 

 Glasnadeln auszuprobieren und eine Methode für die Anfertigung zu 

 finden. Viele technische Schwierigkeiten kreuzten hierbei den Weg. 



Nach längeren Untersuchungen in dieser Richtung halte ich es 

 für das beste, bei der Isolierung aller Organismen Glasnadeln zu 

 gebrauchen, die an der Spitze zu einem Auge umgebogen sind. 



Jede Nadel ist an dem Teil, welcher sich über dem Stab 

 befindet, 3 bis 4 mm dick; ungefähr über dem Drehpunkt P ver- 

 jüngt sie sich zu + -^/.^ mm Dicke. Das letzte Ende aber, aus 

 welchem das Auge geformt ist, hat eine bestimmte Dicke, die im 

 Verhältnis zu der Größe des Auges steht, das daraus geformt ist. 



Für die kleinsten Mikroorganismen, z. B. stab-, kommaförmige 

 und runde Bakterien, wird (Fig. 2j ein Auge (No. 2) verwandt mit 

 einem äußeren Durchmesser von 9^t und einer Drahtdicke von 2"5^. 

 Für die größten Zellen, z. B. einzellige Algen, Schwärmsporen von 

 Algen und Pilzen , große Sporen und Conidien , Saccharomyceten, 

 Infusorien etc., wird ein Auge (No. 4) angewandt mit einem äußeren 

 Durchmesser von 50 jji und einer Drahtdicke von 10 ^a, für Mikro- 

 organismen dazwischenliegender Größen ein Auge von 30 ^a äußeren 

 Durchmessers bei einer Drahtdicke von 5 ^ (No. 3). Endlich wird 

 noch bei der Isolation von Bakterien außer dem genannten kleinen 

 Auge eine einfache spitz zulaufende Glasnadel gebraucht von 10 /^ 

 Dicke (No. 1). 



Die Nadeln sind an dem Ende, welches in der Isolierkammer 

 steckt, in einer Länge von + 3 mm etwas nach oben umgebogen. 



Die Befestigung der Isoliernadeln in dem Apparat geschieht auf 

 folgende Weise. ^ 



Man setzt das Mikroskop auf den Isolierapparat, und zwar in 

 seinen mittleren Stand , d. h. so , daß es vermittels der Schiebvor- 



') Wer sich einen Isolierapparat anscbafl't, empfängt diesen mit Nadeln, 

 die in den Nadelhaltern befestigt sind. Ich teüe hier absichtlich mit, wie 

 dies geschieht. Man kann also, falls eine bricht, eine neue besonders be- 

 stellen und selbst an dem Apparat befestigen. 



I 



