28 Schonten: Reinkulturen einer unter d. Mikroskop isoliert. Zelle. XXII, 1. 



Haben die Zellen eine solche Größe , daß sie am besten mit Nadel 

 No. 3 transportiert werden, dann setzt man alle Tropfen auf das 

 Deckglas , wie es oben für Bakterien beschrieben worden ist. 

 Werden aber die Zellen am besten mit Nadel No. 4 transportiert, 

 dann setzt man, da diese Nadel rechts im Apparat angebracht ist, 

 die Kulturtropfen an die rechte , die anderen Tropfen an die linke 

 Seite, so daß die Zellen mit No. 4 isoliert und transportiert, mit 

 No. o in die Kulturtropfen geschoben werden. 



Wir wollen die Isolierung einer großen Zelle nun nicht mehr 

 ausführlich beschreiben. Die Methode ist in der Hauptsache dieselbe 

 wie die, welche wir oben in extenso für Bakterien mitgeteilt haben; 

 die Änderungen lernt jeder selbständig bei der Ausführung. Auf 

 einige bedeutungsvolle Sachen wollen wir aber noch weisen. 



Zunächst auf den besonderen Nutzen des sterilen Kochsalz- 

 tropfens. Dieser kann uns hier einen besonderen Dienst erweisen, wenn 

 die ursprüngliche Flüssigkeit nicht genügend verdünnt ist, oder wenn 

 an der zu isolierenden Zelle (Hefezelle, Scliimmelspore etc.) eine 

 Bakterie fest zu sitzen scheint. In solchen Fällen kann man den 

 Inhalt des Auges der Nadel, in dem sich die zu isolierende Zelle 

 befindet, gleichsam darin abspülen, wobei die festsitzende Bakterie 

 vielleicht abgelöst wird , und die überflüssigen Bakterien zurück- 

 bleiben. 



Auch machen wir darauf aufmerksam, daß bei der Isolierung 

 großer Zellen im allgemeinen mit anderen Vergrößerungen gearbeitet 

 wird, als bei der Isolierung von Bakterien. Es ist z. B. anzu- 

 raten, die Arbeiten, die wir in Figur 5 bis 7 dargestellt haben, 

 besonders wenn die zu isolierenden Zellen sehr groß sind, und also 

 die Nadel mit dem größten Auge angewandt wird, nicht mit einer 

 Immersionslinse , sondern mit einem mehr oder weniger starken 

 Trockensystem zu verrichten, z. B. Leitz 6 bis 8, Zeiss E oder F. 

 Man kann selbst noch schwächere Vergrößerungen gebrauchen, wenn 

 man sicher ist, daß der Materialtropfen von Bakterien nicht, oder 

 doch sehr wenig, verunreinigt ist, und man also sehr wenig Möglich- 

 keit hat, außer der zu isolierenden Zelle noch andere Zellen, z. B. 

 Bakterien aus dem Tropfen herauszuziehen. Das Immersionssystem 

 gebraucht man hier nur, um zu kontrollieren, ob man nicht mehr 

 als die eine gewünschte Zelle isoliert hat, und es ist wohl ratsam, 

 bei dieser Kontrolle die isolierte Zelle in dem Tröpfchen gut hin 

 und her zu bewegen, so daß sie von allen Seiten gut beobachtet 

 werden kann. Schimmelsporen und Conidien deponiert man immer 



