102 Fischer: Sperrvorrichtung für mikroskop. Demonstrationen. XXII, 1. 



einzigen Griff aufgesetzt und verdecken die Schraubenknöpfe so 

 vollständig (Fig. 1), daß nicht mehr daran gedreht Averden kann. 



Je nach der Form des Statives, der Ansatzhöhe des Triebes 

 und anderem wird die Verkoppelung der Hülsen verschieden vor- 

 zunehmen sein. Die Figur zeigt das Modell für ein ZEisssches 

 Stativ. An dem Schraubenknopf rechts hebt sich schwarz ein Metall- 

 ring von 4'4 cm Gresamtdurchmesser, ca. 3 cm im Lichten ab. Der 

 aus geschwärztem Messingblech hergestellte Ring ist etwa 7 mm breit 

 und trägt einen nicht den ganzen Umfjing einnehmenden 8 mm hohen 

 Aufsatz , der so angebracht ist , daß er etwa ^/., des Schrauben- 

 knopfes von oben verdeckt (Fig. 1 links und rechts). Diese beiden 

 Ringe sind durch einen Metallsteg , dessen Länge aus der Distanz 

 der Schraubenknöpfe sich ergibt, verkoppelt. Die Koppelung trägt 

 an der Tubusseite eine Rinne, deren Form genau dem Querschnitte 

 der Führungsleiste für die Triebstange entspricht und so weit ist, 

 daß bequem übergeschoben werden kann. Außerdem ist die Koppe- 

 lung in der Mitte , wo die Rinne eingeschnitten ist , nach abwärts 

 eingeknickt , damit sie auf dem kleinen Vorsprung des Statives 

 (Fig. 1) aufliegt. 



Für die Sperrung der Mikrometerschraube empfiehlt sich folgende 

 Einrichtung. Auf den Schraubenknopf (Fig. l) werden in gleichen 

 Abständen eine Anzahl, etwa 4 mm hoher Metallstifte, deren Distanz 

 durch die Feinheit der Schraube bedingt ist, eingesetzt. Wenn diese 

 bei einer Umdrehung ■'/^ mm leistet , so genügen 2 oder 3 solcher 

 Stifte, bei älteren Stativen mit gröberer Schraube 4 oder 5, je nach 

 Belieben. 



An jener Stelle des Statives, die den Zeiger für die Ablesung 

 der Schraube trägt, wird ein zurückklappbarer Zeiger eingesetzt, der 

 auf den Schraubenknopf heruntergeklappt zwischen den Stiften liegt 

 und die Drehung der Schraube nur so weit gestattet, bis er an 

 einen der Stifte anschlägt. Der Zeiger muß zwar etwas kräftiger 

 sein als der Ablesezeiger, kann aber doch noch so dünn bleiben, 

 daß er auch für nicht allzu feine Ablesungen verwendet werden kann. 



Für diesen Sperrzeiger sind zwei Modelle abgebildet. In Figur 1 

 wird der Zeiger mit dem Schräubchen rechts umgeklappt, mit dem 

 links festgestellt. Diese Einrichtung ist sehr zuverlässig und ge- 

 stattet dem Beobachter nicht, die Sicherung abzustellen. Das andere 

 Modell (Fig. 2) ist einfacher und genügt im allgemeinen. Der Zeiger 

 wird mit dem Schräubchen rechts herausgeklappt und durch zwei 

 Federn in dieser Stellung gehalten. Verwendet man diese einfachere 



1 

 I 



