XXII, 1. Fischer: Sperrvorrichtung für lulkroskop. Demonstrationen. 103 



Siclierimg, so muß man allerdings die Hörer darum bitten, diesen 

 Zeiger nicht heraufzuklappen, sondern nur an der Mikrometerschraube 

 zu drehen, bis sie anstößt. 



Das Präparat wird wie üblich eingestellt, der Sperrzeiger herunter- 

 geklappt und die Sicherung für den groben Trieb aufgesetzt. Eine 

 kleine Aufmerksamkeit ist vorher notwendig. Sollte der Sperrzeiger 

 zu nahe an einen der Stifte herangekommen sein bei der Einstellung 

 mit normalsichtigem Auge, so würde für die beiden Extreme der 

 fehlerhaften Augen der Spielraum zu ungleich sein. Man achte darauf, 

 daß bei normaler Einstellung der Zeiger etwa in der Mitte zwischen 

 zwei Stiften steht. 



Ist dies nicht sogleich zufällig erreicht, so klappt man den Zeiger 

 wieder herauf, hebt mit der groben J^instellung den Tubus eine Spur, 

 stellt mit der Mikrometerschraube wieder genau ein und klappt den 

 Sperrzeiger wieder herunter. Vielleicht wird noch einmal diese 

 Nachhilfe zu wiederholen sein, bis der Zeiger die gewünschte Stellung 

 hat. Wer diese kleine Nachhilfe möglichst vermeiden will, der lasse 

 in den Knopf der feinen Mikrometerschraube mit ^/^ mm Umgang 

 nur zwei Stifte einsetzen. Aber selbst bei drei Stiften (Fig. 1) ist 

 diese kleine Einstellungskorrektur so einfach und für den geübten 

 Mikroskopiker so leicht, daß es kaum der Mühe lohnt, darüber zu 

 reden. Ich brauche seit einem Jahr dreistiftige Sicherungen ohne 

 jede Beschwerde. 



Sobald die Mikrometerschraube mit guter Mittellage des Sperr- 

 zeigers eingestellt ist, werden die gekoppelten Hülsen über den groben 

 Trieb geschoben und damit ist das Präparat völlig geschützt. Die 

 Mikrometerschraube kann weder zu hoch, noch zu tief, bis zum Zer- 

 quetschen des Präparates, gedreht werden, sondern bei drei Stiften 

 nur um ^^ Umgang, bei 2 um Vi »:ich auf- und abwärts. Jeder 

 neue Beobachter kann und muß innerhalb dieser Grenzen die scharfe 

 Einstellung des Präparates finden. 



Ich erwähne, daß die feinsten Bakterienpräparate ganz Ungeübten 

 so demonstriert werden können und daß einige Mikroskopiker, die 

 diese Schutzeinrichtung kennen lernten, sofort von deren Brauchbar- 

 keit überzeugt waren. 



Ich habe diese kleine Konstruktion vor einiger Zeit der Firma 

 Zeiss vorgelegt, die mit größter Bereitwilligkeit mir ihre eigenen 

 entsprechenden I^inrichtungen zur Ansicht schickte. Über die von 

 Zeiss gelieferten Hülsen für die Knöpfe des groben Triebes wurde 

 schon gesprochen, die Sperre für die Mikroraeterschraube muß über 



