XXII, 1. Arndt: Technik u. Methodik d. mikroskopischen Doppelsäge. 105 



ments haben sieb mir und anderen auch weiterhin, selbst bei der 

 Bearbeitung von anscheinend ungeeigneten Objekten bewährt. Es 

 sei aber betont, daß wie für jede andere mikroskopisch -technische 

 Methode, so auch für die Doppelsäge iintadelhafte Beschaffenheit des 

 Instruments und der Sägeblätter, sowie Vertrautheit mit den genannten 

 Vorschriften die natürliche Voraussetzung für ihre erfolgreiche An- 

 wendung bilden. 



a. Verlängerung der wirksamen Sägefläche. 



Für die Bearbeitung breiter und umfangreicher Objekte , be- 

 sonders aber auch für die Sicherheit und Schnelligkeit des Sägens 

 ist die Spannweite der Sägeblätter von erheblicher Bedeutung. Der 



freie Spannraum der Doppelsäge ist nun mit 6*5 cm für die wich- 

 tigsten Zwecke 'zwar hinreichend weit getroffen , doch können von 

 diesem Maße höchstens 4*5 cm benutzt werden , weil die Vorrich- 

 tungen, welche zum Einstellen des gegenseitigen Abstandes der Säge- 

 blätter herunterklappbar angebracht sind , an jeder Seite fast 1 cm 

 fortnehmen (cf. Fig. 1, Darstellung der Doppelsäge mit der alten 

 Stellvorrichtung) ; auch der verbleibende Raum ist nur mit der Vor- 

 sicht zu benutzen, daß beim Sägen die Stellschrauben A: nicht gegen 

 Objekt oder Schraubstock stoßen dürfen, soll nicht die genaue Ein- 

 stellung der Schnittdicke verloren gehen. 



Da die Spannweite für unsere Mailänder Metallsägen nur unter 

 der Gefahr vergrößert werden kann, daß ihre straffe Spannung, Ein- 

 stellung und Festigkeit Einbuße leidet, so konnte nur von der Ver- 

 änderung der Stellvorrichtung eine Ausnutzung der verfügbaren 

 Spannweite erhofft werden. Es wurden daher die Stellschrauben /i, 

 die bisher direkt auf die Sägeblätter wirkten, weiter nach oben 



