XXII, 1. 



Metz: Die Leitzsche Dunkelfeldbeleuchtuni?. 



115 



mit einem inneren Lichtkegel und schaltet ihn bei der Beobachtung 

 aus. In dieser Weise ist die hier mitgeteilte, in der optischen Werk- 

 stätte von E. Leitz in Wetzlar ausgeführte , Einrichtung zustande 

 gekommen. 



Da das Licht der Sonne oder einer Bogenlampe von nicht unter 

 8 Ampere Stärke zur Verwendung vorgesehen ist, so kann der innere 

 Beleuchtungskegel dünn werden : eine starke Abbiendung des Objek- 

 tives und ein größerer Verlust an auflösender Kraft wird dadurch 

 nach Möglichkeit vermieden. 



Den einen Bestandteil der neuen Duukelfeldeinrichtung bildet 

 der eigene Beleuchtungsapparat (s. Fig. 1), welcher an Stelle des 



1. 



Dunkelfeld-Beleuchtungsapparat. 



2. 



Objektiv mit Stempelblende. 



gewöhnlichen Beleuchtungsapparates in dessen federnde Hülse unter 

 dem Mikroskop eingesteckt wird. 



Das Beleuchtungssystem ist eine achromatische Doppellinse von 

 9 mm Brennweite und 4 mm Öffnung, welche dem Üffnungswinkel 

 von 24^ entspricht. Die obere Planfläche des' Beleuchtungssystems 

 sitzt 7 mm unter der Objektebene , so daß letztere mit dem oberen 

 Brennpunkt des Beleuchtungssystems zusammenfällt. 



Unter dem Kondensor sitzt eine Blendscheibe mit den Blenden- 

 öffnungen von 0'5, 1*0, 1*5 und 2"0 mm. Nach der Wahl dieser 

 Öft'nungeu beträgt der Öffnungswinkel des Beleuchtungskegels 6, 12, 

 18 und 24 Grad. 



Durch eine Zentriervorrichtuug wird der Beleuchtungsapparat 

 genau auf die optische Achse eingestellt. 



8* 



