XXII, 1. 



Triepel: Ein Zylinder -Rotations -Mikrotom. 



119 



Ich glaube nun, daß bei dem Zylinder-Rotatious -Mikrotom, 

 das ich im folgenden beschreiben werde, der Einfluß der genannten 

 Fehlerquelle von vornherein durch das Prinzip ausgeschaltet ist, 

 das der Konstruktion des Instrumentes zugrunde gelegt wurde. Es 

 ist bei diesem nur eine einzige gleitende Fläche vorhanden , die so- 

 wohl bei der Hebung des Objektes , als auch bei der Herstellung 

 der Schnitte bewegt wird, so daß die unvermeidlichen Abweichungen 



1. 



von mathematisch-exaktem Gang auf einen einzigen Ort beschränkt 

 sind. Die Schnittebene des Objektes ist nun senkrecht zur Glejt- 

 fläche orientiert, und etwa vorkommende ungewollte Verschiebungen 

 werden daher im wesentlichen nur Verlagerungen des Objektes 

 parallel zur Schnittebene, aber nicht senkrecht zu ihr veranlassen. 



Das Mikrotom ist nach meinen Angaben in der Werkstätte von 

 Gustav Miehe angefertigt worden. Einige Einzelheiten der Kon- 

 struktion wurden auf Anraten von Herrn F. Bode, des Inhabers der 

 Werkstätte, in den Plan übernommen. 



