XXII, 1. Henneberg: Neues Mikrotom von Leitz. 125 



wie ein Versuch zeigte, nicht zu tadellosen Schnitten führt, wird 

 fernerhin von ihrer Anfertigung abgesehen werden. Übrigens beachte 

 man, daß an dem neuen Mikrotom ein schräggestelltes (gerades) Messer 

 mit der kreisförmigen Bahn des Objektes natürlich einen viel spitzeren 

 Winkel bildet als mit der Tiefendimension des Instrumentes. 



Der Vertrieb des gesetzlich geschützten Mikrotoms ist der Firma 

 Gustav Miehe in Hildesheim übertragen worden. 



[Eingegangen am 17. März 1905.] 



[Aus dem anatomischen Institut zu Gießen.] 



Neues Mikrotom von Leitz. 



Von 



Prof. Henueberg. 



Hierzu vier Holzs chnitte. 



Seit einigen Monaten ist im hiesigen anatomischen Institut ein 

 Mikrotom aus der Werkstatt von LEiTZ-WetzIar in Gebrauch, das 

 außer Einrichtungen, die sich bereits an andern Mikrotomen hnden, 

 einige neue aufweist und, nachdem nach unserer Angabe eine Anzahl 

 von Änderungen vorgenommen wurden, uns in mancher Beziehung 

 zweckmäßig zu sein scheint. Das Instrument ist so einfach und die 

 Figuren genügend übersichtlich, daß die Beschreibung kurz gefaßt 

 werden kann. 



Es handelt sich um ein ganz besonders stabil gebautes Schlitten- 

 mikrotom mit automatischer Objekthebnng und großem, recht schwerem 

 Messerschlitten, der direkt mit der Hand oder durch Kette und Zahn- 

 rad geführt wird. Das Instrument wird in zwei Größen mit einer 

 Bahnlänge von 32 und 42 cm hergestellt. Für die meisten Zwecke 

 wird die kleine Form genügen. 



W^ill man den Messerblock direkt mit der Hand führen, so 

 befestigt man einen Bügel an dem Block, und zwar geschieht dies 

 mit derselben Schraube, die auch die Messerklammer hält (cf. Fig. 2). 



