356 Sommerfeldt: Achsenwinkelbestimmung b. Kristallpräparat. XXII,3. 



Die mikroskopische Achsenwinkelbestimmung 

 bei sehr kleinen Kristallpräparaten. 



Von 



Erust Sommerfeldt 



in Tübingen. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Die Ausmessung der Interferenzbilder, welche im konvergenten 

 polarisierten Licht bei anisotropen Kristallen entstehen , ist einfach, 

 solange das vorliegende Präparat noch groß genug ist, um die Inter- 

 ferenzerscheinungen unter Mitbenutzung des Okulars beobachten zu 

 können; mag man sich der Klein sehen oder Bertrand sehen Lupe 

 bedienen, so genügt stets die Anbringung eines Mikrometers im 

 Okular, um die Entfernung der optischen Achsen an Platten, welche 

 senkrecht zur spitzen Mittellinie geschnitten sind, zu bestimmen. Ist 

 die Platte schief zu dieser Mittellinie gerichtet, so genügt zwar ein ein- 

 faches Skalenmikrometer nicht mehr, ist dasselbe aber um die Mikro- 

 skopachse drehbar und der Drehungswinkel genau meßbar, so bietet 

 gich wiederum die Möglichkeit den Achsenwinkel zu bestimmen, denn 

 es ist alsdann möglich beliebige Punkte des luterferenzbildes durch 

 ihre Polarkoordinaten festzulegen und so einen Ersatz für die Becke sehe 

 Zeichenmethode zu erlangen. Man braucht ja , um die Polarkoordi- 

 naten eines beliebigen Punktes F zu bestimmen, nur die Mikrometer- 

 skala aus ihrer Anfaugsstellung soweit (etwa im Betrage a) zu drehen, 

 daß sie durch P hindurchgeht und alsdann den Abstand zwischen P 

 und dem Mittelpunkt des Gesichtsfeldes auf dieser Skala abzulesen ; 

 dieser Abstand nebst dem Drehungswinkel a sind die Polarkoordinaten 

 von P. 



Indessen werden die Interferenzerscheinungen sehr kleiner Kri- 

 stallplatten bei Mitbenutzung des Okulars so liehtschwach, daß dieses 

 Verfahren leiclit versagt, die von Lesaulx zuerst angegebene Beob- 

 achtuugsmethode beim herausgenommenen Okular liefert viel deut- 

 lichere Bilder , erlaubt aber ohne Aveiteres nur eine qualitative Be- 



