XXII, 3. SomiuerfeUlt: Achsen\vinkolI)estiiuranng b. KristaIIpräp;irat. 359 



kann, zu ihrer Befestigung. Diese Stiibchen sind in die Schiebehülse 

 des Innennikols eingeschraubt und die Erweiterung der zur Aufnahme 

 des Innennikols dienenden Tubusdurchbohrung gestattet es die Stellung 

 der Laspeyres sehen Lupe bequem zu regulieren. 



Der Kondensor kann vollkommen unabhängig von dem Polari- 

 sator bequem aus- und eingeschaltet werden , entsprechend einer 

 kürzlich von Tschermak an die petrographischen Mikroskope ge- 

 stellten Forderung ; und muß für unsere Zwecke um die Instrument- 

 achse drehbar sein (vgl. Anmerk. 1); beide Möglichkeiten werden 

 dadurch erreicht, daß der Kondensor ähnlich dem von ten Siethoff^ 

 konstruierten in einer tellerförmigen Fassung sich befindet; diese 

 paßt in eine au der Unterseite des Objekttisches angebrachte Aus- 

 bohrung und wird in ihr durch Klammern festgehalten, die genau 

 so wie gewöhnliche Objektklammern beschaffen , aber zu ihnen ent- 

 gegengesetzt gestellt sind, nämlich gegen die Unter- 

 seite des Objekttisches drücken (vgl. Fig. 4).^ 



Die Drehung des Objekts ist in einer ähnlichen 

 Weise wie früher (vgl. diese Zeitschr. Bd. XXI, 1904, 

 p. 181) von mir beschrieben wurde, durch eine gleich- 

 zeitige Drehung der beiden Nikols ersetzt; da jedoch 

 für die vorliegenden Zwecke ein möglichst großes Ge- 

 sichtsfeld erwünscht ist, wurde nicht, wie damals ein 3. 

 auf den Mikroskoptubus aufsetzbarer Analysator, son- 

 dern ein „Innennikol" benutzt und drehbar gemacht, und zwar hierzu 

 ober- und unterhalb des Innennikols J der Tubus parallel der Objekt- 

 tischebene durchschnitten. Der so erhaltene drehbare Zylindermantel 

 wurde durch die Klammer K mit der Stange S verbunden, welche 

 auf dem drehbaren Ringe Z senkrecht steht '^ und anderseits den 

 Polarisator P trägt. 



^) TEN SiETHOFF, Beitrag zur Kristalluntersuchung im konvergenten 

 polarisierten Lichte fZentralbl. f. Min. 1903, p. 657; Ref. diese Zeitschr. 

 Bd. XXI, 1904, p. 109). 



-) Der Polarisator ist in dieser Figur fortgelassen, um den gesamten 

 Kondensor sichtbar zu machen , er würde bei Z in derselben Weise wie 

 Figur 1 zeigt, anzufügen sein. Will man auch bei gesenktem Kondensor 

 beobachten, so halte man ihn mit einem Ringel statt der Klammern fest, 

 welcher mittels der Stange D (Fig. 1) auf- und abschiebbar ist. 



^) Auf dem Ringe Z befindet sich eine Gradteilung, welche erstens 

 den Teilkreis eines gewöhnlichen Objekttisches ersetzt (vgl. meine früheren 

 Ausführungen in dieser Zeitschr. Bd. XXI, 1904, p. 183), zweitens aber auch 

 die mit dem Kondensor vorzunehmenden Drehungen zu messen gestattet. 



