360 Sommerfeldt: Aclisenwinkelbestimmung b. Kristallpnäparat. XXII,3. 



Scliließlicli ist für die Ausmessung von Interferenzbildern ein 

 Kreuzsclilittentisch von Wichtigkeit; derselbe wird unentbelirlich, wenn 

 die Achseubilder , welche die beiden ungleich orientierten Partien 

 eines Kristallzwillings aufweisen, miteinander verglichen werden sollen. 

 Es kommt dieser Fall, in welchem eine Parallelverschiebung des 

 Präparats ohne jegliche Drehung auszuführen ist, bei der optischen 

 Untersuchung von Zwillingskristallen häufig vor, welche besonders 



zur Bestimmung der Feldspate und Pyroxene für die Petrographie 

 von Wichtigkeit ist. 



Die meisten Kreuzschlittentische würden nur derart an unserem 

 Mikroskopmodell angebracht werden kihmen , daß sie sich zugleich 

 mit dem äußeren Kinge B, drehen und daher für unseren Zweck 

 nicht verwendbar sein. Denn eine Änderung in der gegenseitigen 

 Stellung zwischen l'olarisatoren und Präparat, auf die allein es uns 



Letztere erfolgen um solche Beträge , daß die Mikrometerskala des Kon- 

 densors durch den jeweilig zu bestimmenden Punkt P hindurchgeht und 

 so der bei Z ablesbare Drehungswinkel und der alsdann an der Mikro- 

 raeterskala selbst sichtbare Centroabstand von P die anfangs erwähnten 

 Polarkoordinaten dieses Punktes ergeben. 



