364 Arbeit: Der Leitzsche Universal -Projektions -Apparat. XXII, 3. 



von 21 cm. Es besteht aus drei Sammellinsen, von denen zwei 

 durch seitliche Griffe gegen die dritte verschoben werden können, 

 um den Lichtkegel nach Bedarf regulieren zu können. Vor dem 

 Kondensor sitzt auf einem seitlichen Arme drehbar montiert ein 

 Kühlgefäß , welches auch gleichzeitig den Rahmen für Diapositive 

 trägt. Auf der optischen Bank befindet sich ein Halter, der mit 

 zwei rechtwinklig zueinander stehenden , drehbaren Armen versehen 

 ist. Der eine Arm trägt das Objektiv von 400 mm Brennweite für 

 episkopische Projektionen, der andere Arm ist zur Aufnahme von 



1. 



Objektiven für diaskopische , beziehungsweise des Beleuchtungs- 

 apparates für mikroskopische Projektionen bestimmt. Auf der op- 

 tischen Bank befindet sich ferner mittels eines Gelenkes zur Seite 

 geschlagen der Tisch für mikroskopische Präparate , sowie davor 

 in gleicher Stellung der die mikroskopischen Systeme tragende 

 Tubusständer. 



In dieser so kurz beschriebenen Stellung wird der Apparat durch 

 Figur 1 veranschaulicht und ist so gebrauchsfertig für diaskopische 

 Projektion. Zur Komplettierung dieser Ausrüstung gehört ein Wechsel- 

 rahraen zur Aufnahme der Diapositive, sowie Einsätze zu den ver- 

 schiedenen Plattengrößen, die dem Apparat beigegeben .sind. 



