;]66 Arbeit: Der Leitzsche Universal- Projektions -Apparat. XXII, 3. 



konstruktion , die mit dem Verzuge einer sehr liolien Lichtstärke 

 ausgezeichnete anastigmatische Bildfeldebuung weiter Ausdehnung 

 verbinden. 



Wendet man sich einer kurzen Betrachtung der Einrichtung für 

 episkopische Projektion zu, so sind zunächst an Apparatteilen noch 

 die beiden Tische zu erwähnen, die, verstellbar eingerichtet, zur 

 Aufnahme der Objekte dienen. Als Kernpunkt der für episkopische 



3. 



Projektion getroffenen Einrichtung ist bereits vorher die drehbare 

 Anordnung der Lichtquelle gekennzeichnet Avorden; die Stellung, 

 beziehungsweise Anordnung der einzelnen Api)aratteile für episkopische 

 Projektion, zunächst mit Beleuchtung von oben, veranschaulicht Figur o. 

 Um den Apparat für diese Projektionsart einzurichten, bedarf 

 es der Ausführung folgender Handgriffe : der auf einem Arm drehbar 

 montierte Kühler mit daran befindlichem Diapositivrahmen wird nach 

 der Seite geschlagen, so daß der Kondensor frei wird und die Lampe 

 an dem an der Hinterwänd angebrachten Hebel so gehoben werden 

 kann, dnß Kondensor und der an ihm angebrachte Spiegel gegen 

 den Objekttisch um 45^ geneigt sind. Das Bild des durch den 



