XXII, 4. Schneider- Just : Ultramikroskopie der Oleosole. 433 



teil leiden, wie die in der Histologie verwendeten Goldraethoden, 

 d.i. der Unverläßlichkeit, so war doch zu hotten, daß bei diesen 

 einfacheren Körpern, d. i. Fetten und Ölen, durch die uitramikro- 

 skopische Kontrolle der Reaktionen die Prüfung mit Goldchlorid zu 

 einer verläßlicheren ausgearbeitet werden könnte. 



Bei der Ausführung der Reaktionen für die ultramikroskopische 

 Kontrolle finden wir zwei Hindernisse. Bei großen ()lmengen tritt, 

 wie man unten sehen wird , zu leicht die Gruppierung von ultra- 

 mikroskopischen Teilchen zu groben Ausscheidungen ein ; kleine 

 Mengen von Ol, z. B. Tropfen, werden bei den bisherigen Küvetten 

 zur Füllung derselben nicht reichen. Es mußte deshalb zur Reaktion 

 etwa 1 cm'' genommen werden; zur Aufnahme des untersuchten 

 Öles wurden besondere von der optischen Werkstätte Carl Zeiss 

 ausgeführte Küvetten verwendet. Dieselben bestehen aus einem 

 niedrigen, oben und unten abgeschliffenen Glaszylinder von 2 mm 

 Höhe und 18 mm Durchmesser, welcher in der Mitte hohl ist, und 

 zwar so, daß die zylindrische Höhlung 3 mm Durchmesser hat. Dieser 

 Glaszylinder ist der Achse parallel so abgeschliffen, daß in den 

 inneren Raum durch eine angekittete Quarzplatte von 1 mm Dicke 

 das Licht zugeführt werden kann. Der Glaszylinder ist wie bei 

 einer feuchten Kammer, jedoch am Rande, an ein Objektglas an- 

 gekittet, und wird nach dem Füllen mit einem gewöhnlichen, oder 

 mit einem von der Firma Carl Zeiss vorgeschlagenen, versteiften 

 Deckglase bedeckt. Das Quarzfensterchen, d. i. der Teil der Quarz- 

 platte, welcher die Höhlung des Zylinders von der Seite abschließt, 

 ist ebenso breit wie hoch (2 mm). 



Diese Küvette eignet sich sowohl für die Untersuchung der 

 Oleosole, als auch für die der Hydrosole. Ein Absetzen von Nieder- 

 schlägen während der Beobachtung wurde selbst bei langen Beob- 

 achtungen nicht bemerkt. Der größte Vorteil ist aber der, daß zur 

 ultramikroskopischen Beobachtung ein Tropfen von jeder Flüssigkeit 

 genügt. Die Diuiensionen des für das Ol bestimmten Raumes könnten 

 noch etwas kleiner gewählt werden; ebenso könnte die Konstruktion 

 vielfach abgeändert Averden und haben wir der Firma Zeiss außer 

 der beschriebenen Konstruktion besonders vorgeschlagen, in Metall - 

 platten an einer Seite eine kleine Höhlung ausdrehen und mit 

 einem eingefaßtem Quarzfensterchen versehen zu lassen, um ein Ver- 

 kitten der Bestandteile zu vermeiden. Die Wahl des Kittes bei 

 Glasküvetten muß sich nach dem untersuchten Materiale, sowie nach 

 der nötigen Spültlüssigkeit richten. 



31* 



