484 Schneid er- Just: Ultramikroskopie der Oleosole. XXII. 4. 



Bei der Verwendimg- dieser Küvetten muß man sich ebenso wie 

 bei den bisherigen für Durchfluß eingerichteten am meisten vor 

 Luftblasen hüten, da dieselben das Licht seitlich brechen und 

 dann Teilchen sichtbar maclien, welche sonst unsichtbar wären. INIan 

 muß deshalb einen so großen Tropfen der untersuchten Flüssigkeit 

 in den Glaszylinder fallen lassen, daß die Flüssigkeit an der Ober- 

 tläche einen in die Höhe kappenförmig steigenden Kugelabschnitt 

 bildet, auf welchen man das Deckglas langsam legt. Das ausfließende Öl 

 muß dann von dem Fensterchen durch Filtrierpapier entfernt werden. 



Zur Untersuchung der Öle eignen sich besser Trockensysteme 

 als diejenigen mit Wasserimmersion, weil das Öl leicht zum Wasser 

 kommt und dann auf demselben in die Höhe steigt. Bei der Ver- 

 wendung dieser Küvette ist noch darauf zu schauen, daß das Licht 

 genau senkrecht auf das Glasfensterchen falle, weshalb es angezeigt 

 wäre, anstatt des hochstellbaren Objekttisches No. 26 des Zeiss sehen 

 Preisverzeichnisses, M. 163, einen solchen zu verwenden, der eine 

 Neigung nach rückwärts und vorwärts erlauben würde. Bei 

 wenig durchsichtigen PTüssigkeiten kann es auch darauf ankommen, 

 ob der Lichtkegel dem Deckglase näher, oder von demselben ent- 

 fernter steht. Die andern Vorsichtsmaßregeln ergeben sich aus der 

 Beschreibung der Arbeit im zweiten Teile. 



um auch feste Fette, Wachs, Harze etc. ultramikroskopisch 

 untersuchen zu können , wurde die Firma Carl Zeiss um die An- 

 fertigung einer heizbaren Küvette in Form der oben genannten, 

 mit Höhlung und Fensterchen verseheneu, jedoch auch für Durchfluß 

 von heißem Wasser eingerichteten Metallplatten gebeten. Diese heiz- 

 bare Küvette hat sich im Laufe der Arbeit auch für Öle notwendig 

 gezeigt, um die festen, leichtsclimelzenden Ausscheidungen von Fett- 

 teilchen aus Ölen zum Verschwinden zu bringen. 



Endlich mußte derselben Firma der Antrag gestellt werden, 

 Doppelultramikroskope mit einer Lampe zu bauen, um die 

 Reaktionen zweier Körper bei derselben Lichtintensität vergleichen 

 zu können, da sehr oft das Resultat von Zählungen und Messungen 

 bei einem und demselben Öle nach der Intensität des Lichtbogens 

 variiert und durch die angeführte Konstruktion dieser Einfluß be- 

 seitigt werden könnte. Es genügt nicht in dem Leitungsdraht den- 

 selben Strom zu erhalten. 



Das Studium der ersten und einfachsten bei Fett- und Harz- 

 körpern sich darbietenden Aufgabe, die Prüfung der Reaktionen mit 

 Edelmetallsalzen und besonders mit Goldchlorid bei fetten Ölen über- 



