XXII, 4. Referate. 555 



4) Es macht das Zählnetz mir einen kleinen Bruchteil (etwa ein 

 Fünfzigstel) der gesamten Zählfläche aus. Eine neue Zählkammer, 

 auf welche schon in einer Arbeit von E. Meissen^ hingewiesen worden 

 ist, vermeidet diese Mängel: Den ersten dadurch, daß das Deckglas 

 schon vor dem Einbringen der Blutmischung aufgelegt wird, wodurch 

 sich in aller Kühe Newton sehe Streifen sogar 0. bis 1. Ordnung 

 erzeugen lassen, dabei haftet das Deckglas fest. Der zweite Fehler 

 wird dadurch beseitigt, daß die Blutmischung durch Kapillarität nahezu 

 momentan in den Zählraum eindringt, wodurch auch eine sehr gleich- 

 mäßige Verteilung der Blutkörperchen aut der Zählfläche zustande 

 kommt. Der dritte Mangel, die Abhängigkeit der Zählkammer vom 

 Luftdruck, kommt nicht mehr in Betracht, weil die Zählkammer an 

 zwei Seiten völlig offen, also mehr Schlitzkammer ist als die Meis- 

 SENSche Kammer. Der vierte Fehler wird dadurch vermieden, daß 

 entweder überhaupt kein Zählnetz eingegraben ist, oder daß dieses 

 9 Quadratraillimeter statt 1 Quadratmillimeter, wie in der alten 

 Kammer, beträgt. Die neue Zählkammer wird in zwei Formen geliefert: 

 Bei der einen ist ein Zählnetz überhaupt nicht eingegraben, der 

 Zählraum wird bei dieser Form vielmehr durch entsprechende Blenden 

 im Okular abgegrenzt, welche mit Hilfe eines beigegebenen Objekt- 

 mikrometers ausgewertet werden können. Diese Form ist für sehr 

 genaue Zählungen bestimmt. Für den Praktiker eignet sich besser 

 die zweite Form, mit dem Zählnetz, welches sowohl zur Zählung 

 roter wie weißer Blutkörperchen benutzt werden kann. Die neue 

 Kammer ist viel leichter zusammen zu setzen als die alte; die 

 Zählungen werden "bei der viel gleichmäßigeren Verteilung der Blut- 

 körperchen auf der Zählfläche genauer. Statt 200 Quadrate und 

 mehr, wie bei der alten Kammer, braucht man bei der neuen nur 

 80 durchzuzählen, um einen gut verwendbaren Mittelwert zu erhalten. 

 Dazu kommt noch, daß bei ein und derselben Deckglasauflage zwei 

 Zählungen vorgenommen werden können, weil die Zählfläche in zwei 

 getrennte Abschnitte geschieden ist. Die .Firma C. Zeiss in Jena 

 liefert beide Formen der Zählkammer. Schiefferdecker {Bonn). 



Myers, B. D., Fixation of tissues by injection into the 

 arteries (Johns Hopkins Hosp. Bull. vol. XVI, 1905, no. 167, 

 6 pp. w. 1 flg.). 

 Verf. rühmt die gute Wirkung der von Mc Farland angegebenen 



1) Vgl. Münehn. med. Wochenschr. 1905, No. 12, p, 655. 



