30 Lendenfeld: Bemerkungen üb. mikroskopische Messungen. XXVIII, 1. 



unverzerrtes Bild des projizierten Objektes auf der Mattscheibe 

 entworfen. 



Der Beobachter, welcher gerade vor dem Teil der Mattscheibe, 

 worauf das Bild erscheint, auf dem Sessel (f) sitzt, kann, ohne auf- 

 zustehen oder sich anzustrengen, die Köpfe der Schrauben des Kreuz- 

 tisches g und h drehen und so das Präparat hin und her und auf 

 und ab bewegen. Es ist leicht auf diese Weise alle Teile des Prä- 

 parates auf der Mattscheibe defilieren zu lassen. 



Durch entsprechende Marken wurde es zunächst ermöglicht alle 

 Teile der ganzen Einrichtung stets in der gleichen Lage zueinander 

 aufzustellen. Dann wurde die Einteilung eines Objektivmikrometers 

 mit verschiedenen Kombinationen von Objektiven und Okularen auf 

 die Mattscheibe projiziert und mit einem gewöhnlichen Maßstab die 

 Vergrößerung einer jeden verwendeten Linsenkombination bei der 

 gegebenen Anordnung der Teile bestimmt. Vor Beginn der Arbeit 



2. 



Ein Meßboeen. 



'ö' 



wurde dann jedesmal die Richtigkeit der Anordnung der Teile nach- 

 geprüft. Nach den ermittelten Vergrößerungen wurden Skalen auf 

 Bänder von Pausleinwand gezeichnet. Diese Skalen entsprechen den 

 Projektionsbildern der Einteilung des Objektivmikrometers bei An- 

 wendung der verschiedenen Linsenkombination. Jedes dieser Bänder 

 wurde an einem Stück gebogenen spanischen Rohres aufgespannt 

 wie eine Sehne an einem Bogen (Fig. 2). 



Bei der Arbeit fügt man zunächst die für die Messungen, die 

 man vornehmen will, geeignetsten Linsen in das Mikroskopstativ ein 

 und nimmt den, dieser Linsenkombination entsprechenden Meßbogen 

 zur Hand. Dann läßt man in der oben erwähnten Weise die Ob- 

 jekte, im vorliegenden Falle die Spongiennadeln , vor sich auf der 

 Mattscheibe defilieren und stoppt wenn eine Nadel, die man aus- 

 messen will, ins Gesichtsfeld eingetreten ist. Mit Hilfe der Skala 

 auf der Bogensehne kann man sofort die Teile dieser Nadeln aus- 

 messen, und zwar bei Anwendung stärkerer Systeme mit einer Ge- 

 nauigkeit bis zu 1 ; 10 ju. Die von der Skala abgelesenen Dimensionen, 

 sowie irgendwelche andere Bemerkungen , welche der Beobachter 



