38 Koenigsberger: Methoden z. Erkenn, subinikr. Strukturen. XXVIII, 1. 



das Mikrotom traf schräg daraut (vgl. schematische Fig. 1). Hierdurch 

 entstand ein Gitter mit variabler Gitterkonstante (vgl. Fig. 2). An 

 einem Ende war die Gitterkonstante, wie sich direkt mikrometrisch 

 messen läßt, 2'5 w; am anderen Ende berechnete sie sich aus den 

 oben angegebenen Daten zu 0*22 fi. 



Beobachtet man im gelbroten Licht X = 0*6 ju, so ist also am 

 Anfang die Gitterkonstante das Vierfache , am Ende der dritte Teil 

 der Wellenlänge. Das Ende läßt sich natürlich im Mikroskop auch 

 mit stärkster Vergrößerung nicht mehr auflösen und zeigt seine sub- 

 mikroskopische Längsstruktur nur durch die Polarisation. Hierbei 

 und später wurde in folgender Weise beobachtet: 



In das Mikroskop ist über das Objektiv eine Kalkspatdoppel- 

 platte nach Savart von 6 mm Dicke eingesetzt. Darüber wird das 

 Innennicol in geeigneter Stellung eingeschoben. An Stelle des Oku- 

 lars wird ein auf unendlich eingestelltes Fernrohr von etwa 7facher 

 Vergrößerung (Objektivbrennweite 5'3 cm) in den Tubus gesetzt 1 . 

 Wenn das Licht z. B. durch einen Polarisator unter dem Kondensor 

 polarisiert ist, so müssen in der Mitte des Gesichtsfeldes die Savart- 

 Streifen tiefschwarz und scharf auftreten. Entfernt man den Polari- 

 sator, so müssen die Streifen verschwinden. Bringt man einen pleo- 

 chroitischen Kristall oder ein Präparat mit submikroskopischer Gitter- 

 struktur auf den Objekttisch, so erscheinen je nach der Stärke der 

 polarisierenden Wirkung die Streifen mehr oder minder scharf. 



Durch Drehen einer Glasplatte, die zwischen Savart- Platte und 

 Nicol angebracht ist , um eine horizontale Achse , können für eine 

 bestimmte Stellung die Streifen wieder zum Verschwinden gebracht 

 werden. Eine derartige Platte wirkt nämlich je nach dem Winkel 

 zwischen Flächennormale und Lichtstrahl teilweise polarisierend. Man 

 liest die Stellung der Glasplatte, bei welcher die Streifen nicht sicht- 

 bar sind, an Zeiger und Skala ab. Diese Skala ist vorher empirisch 

 geeicht worden 2 . Man mißt so direkt das Verhältnis der Inten- 

 sitäten für die zwei senkrecht zueinander polarisierten Licht- 

 schwingungen. 



') Der Apparat wird auf meine Veranlassung für mineralogische 

 Zwecke zur Untersuchung von Erzen von der Firma R. Fuess fertig ge- 

 eicht konstruiert; nur ist da noch ein Reflexionsprisma nötig, was hier 

 wegfällt. 



2 ) Die Eichungsmethode ist im Zentralblatt f. Mineral. 1908, p. 570 ff. 

 genauer beschrieben. Die theoretisch mögliche Berechnung empfiehlt sich 

 wegen der Oberflächenschichten nicht. Die Eichung bleibt viele Jahre richtig. 



