XXVIII, 1. Schaffnit: Apparat z. ruikr. Beobackt. gefrierender Objekte. 47 



oder 1 / 100 Grade eingeteiltes Thermometer so weit eingeführt und 

 zwischen Korkeinlagen befestigt, daß sich die Kugel in unmittelbarer 

 Nähe des Objektträgers befindet. Ebenso lassen sich aber auch 

 dünne Drähte von Thermoelementen zu dem Präparat führen , wenn 

 es sich um ganz genauen Verfolg der Temperaturen handelt. Auf 



2. 



dem Boden der Kältekammer sind zwei Uhrschälchen befestigt, die 

 zur Aufnahme von Äther dienen , der mit einer Pipette eingefüllt 

 werden kann. Die eine seitliche Wand (c) trägt ein geriffeltes An- 

 satzrohr (i) , über das ein starkwandiger Gummischlauch mit Segel- 

 tucheinlage gezogen und mit Draht befestigt wird. Dieser stellt die 

 Verbindung mit einer dicht beim Mikroskop aufgestellten Kohlen- 



