48 Schaffnit: Apparat z. mikr. Beobacht. gefrierender Objekte. XXVIII, 1. 



säurerlasche her. Die Kältekammer wird durch Schrauben (k) am 

 Objekttisch des Mikroskops befestigt. Für Fälle, in denen mit stär- 

 keren Vergrößerungen gearbeitet werden soll, wie namentlich für 

 die Beobachtung von gefrierenden Mikroorganismen, empfiehlt es sich, 

 in den Kälteobjekttisch einen Kondensor einzuschalten, dessen Ein- 

 arbeitung die Firma Zeiss bereitwilligst übernommen hat. Durch 

 den an eine Stahlflasche mit Kohlensäure, wie sie für Gefrierzwecke 

 benutzt wird, angeschlossenen Kältetisch wird durch Öffnen des Ver- 

 schlusses der Flasche ein kontinuierlicher Kohlensäurestrom geleitet. 

 Infolge des Überganges der Kohlensäure in gasförmigen Zustand und 

 gleichzeitige Mischung mit den Dämpfen des aus den Uhrschälchen 

 verdunstenden Äthers in der Gefrierkammer tritt eine erhebliche 

 Abkühlung ein. Es lassen sich je nach der Regulierung bequem bis 

 — 30° C und mehr in kurzer Zeit erreichen. 



Die mikroskopische Beobachtung erfolgt in gewöhnlicher Weise. 

 Die Objektive werden durch die Öffnung des Deckels eingesenkt, 

 dem von der Seite eingeschobenen Objektträger genähert und auf 

 das Objekt scharf eingestellt. Um das (wenn die Deckgläschen 

 vorher kalt aufbewahrt sind) nie beim Gefrieren , leicht aber beim 

 Auftauen durch die rasche Erwärmung eintretende Beschlagen des 

 Deckgläschens zu vermeiden , wird dieses oberflächlich mit einer 

 Masse präpariert, wie sie zum gleichen Zwecke zur Vermeidung des 

 Beschlagens von Augengläsern Verwendung findet und bei jedem 

 Optiker in Bleistiftform zu haben ist. Das Deckgläschen wird mit 

 der Masse eingestrichen und dann vorsichtig blank gerieben. Das 

 Linsensystem leidet durch die starke Abkühlung in keiner Weise. 

 Es ist mir auch bei stärkster Kühlung nicht passiert, daß Linsen 

 eines Zeiss sehen Mikroskops gesprungen sind. 



Läßt man den Kohlensäurestrom länger ohne Unterbrechung 

 fließen, so kann es vorkommen , daß die Drüse der Stahlflasche in- 

 folge starker Abkühlung durch Übergang der Kohlensäure in festen 

 Zustand verstopft wird ; dem läßt sich leicht abhelfen durch schwaches 

 Erwärmen mit einer Gas- oder Spiritusflamme oder Lötlampe. 



Die Kohlensäureflasche ruht am besten umgekippt in einem 

 eisernen Gestell oder ist aufrecht links vom Mikroskop am Tischbein 

 befestigt, so daß man ohne Hilfe mit der linken Hand bequem den 

 Kohlensäurezufluß durch Drehen der Verschlußschraube selbst während 

 der Beobachtung regulieren kann. 



[Eingegangen am 25. März 1911.] 



