XXVIII, 1. Wychgram: Aus optischen u. mechan. Werkstätten III. Qi 



schütz geschieht durch ein auf besonderem Reiter befestigtes Gehäuse 

 mit Abzugsrohr. Eine noch exaktere, und augenblicklich wohl die 

 exakteste Einrichtung, welche existiert, ist die „NERNST-Lampe mit 

 aplanatischem Kollektor für Mikrophotographie und Mikroprojektion" 

 der Firma Carl Zeiss. Wie die Druckschrift sagt, soll diese neue 

 Lampe die Projektions -NERNST-Lampe nach G-reil dort ersetzen, wo 

 es am meisten auf Vollkommenheit der Beleuchtung ankommt, näm- 

 lich in der Mikrophotographie. Durch diese Lampe wird es erst 



möglich, die achromatischen und aplanatischen Mikroskopkondensoren 

 voll in ihrer Korrektion und Apertur auszunutzen. Die Lampe wird 

 nur auf Reiter gebaut. Die Höhenverstellung geschieht durch eine 

 Schraube, welche eine Parallelogrammführung betätigt. Die Hori- 

 zontalstellung wird durch Mikrometerschraube geregelt (Fig. 1). 



Das Nernst- Licht hat gegenüber dem Bogenlicht gewiß manche 

 Vorteile, aber die nicht unerhebliche Hitzwirkung, die Vorsicht der 

 Behandlung beim Anschluß und in Betrieb setzen, die richtige Polung 

 und Dosierung der Widerstände sind vorläufig noch Mängel, deren 

 Beseitigung von der A. E. G. noch zu wünschen wäre, um den Mikro- 



