66 Wychgram: Aus optischen u. median. Werkstätten III. XXVIII, 1. 



Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Hartnack- Potsdam 

 neuerdings ein größeres Modell für vertikalen und horizontalen Ge- 

 brauch anzeigt, welches von recht praktischen Dimensionen ist, dessen 

 Besprechung aber hier zu weit führen würde. Der neue Prospekt 

 von Seibert befindet sich in Vorbereitung. Reichert -Wien hat als 

 Neuerung eine metallographische Kamera herausgebracht, ebenso 

 Voigtländer. Die Besprechung dieser Instrumente geschieht noch 

 an besonderer Stelle. 



In einer eigentümlichen Lage befindet sich die Stereoskopie. 

 Die stereoskopischen Methoden haben in Deutschland, was ihre An- 

 wendung im messenden Verfahren anlangt, durch Pulfrichs Arbeiten 

 eine Höhe der Vollendung erreicht, die gewaltig imponieren kann, 

 aber die Stereoskopie zum Zwecke der einfachen Betrachtung leidet 

 auf mikroskopischem Gebiete unter einer gewissen Vernachlässigung. 

 Zwar bauen jetzt auch, nach dem Vorgänge von Zeiss, einige andere 

 Firmen, wie Seibert und Winkel, binokulare Stative, aber diese sind 

 nur für schwache Vergrößerungen zu brauchen. Ähnlich steht es 

 mit der Stereomikrophotographie. Außer der Zeiss- DRÜNERSchen 

 Kamera und der von Scheffer angegebenen, welche Fuess- Steglitz 

 baut, sowie der stereoskopischen Wippen nach Fritsch u. a. existiert 

 bei uns keine Apparatur. Man besitzt wohl Verfahren, welche auch 

 für stärkste Vergrößerungen gute Resultate ergeben , wie z. B. das 

 von Gebhardt veröffentlichte, aber sie werden nicht geübt. Nun 

 wird neuerdings von Nachet- Paris ein Instrumentarium angezeigt, 

 welches A. Quidor zum Autor hat und angeblich auch eine Aus- 

 dehnung der Vergrößerung bis „680 diametres" gestattet. Damit 

 ist aber wahrscheinlich eine Vergrößerung von etwas über 80 linear 

 gemeint, denn die Kamera entspricht ganz den von Scheffer seiner- 

 zeit durchgeführten Prinzipien. Ich entnehme Angaben und Abbildung 

 dem „Journal of the Royal Microscopical Society, 1910, Heft 5". 

 Originell ist die gewagte Verlängerung der Säule des Mikroskopes, 

 welche als Kameraträger ausgebildet ist. Offenbar sind Kamera u n d 

 Mikroskop an dieser Stange zu verschieben. Der Tisch steht ge- 

 trennt auf gleicher Fußplatte ; die Scharfeinstellung geschieht durch 

 ihn mittels gewöhnlicher Mikrometerschraube. Eine Ablesevorrich- 

 tung für die Neigungswinkel ist vorgesehen. Die Ausschwingbar- 

 keit der Kamera läßt, wie Figur 4 zeigt, auch die makroskopische 

 Photographie kleiner und mittelgroßer Objekte zu. Das Platten- 

 format ist 8:16 cm. Die Doppelaufnahmen geschehen auf derselben 

 Platte. 



