XXVIII, 1. Soinmerfeldt: Fortschritte niineral. u. metallogr. Mikrosk. 71 



mustern zu können. Mikroskope mit extragroßem Gesichtsfeld baut 

 die optische Werkstätte von R. Fuess bereits seit einer langen Reihe 

 von Jahren, doch leiden diese Instrumente daran, daß weitwinklige 

 und doch vollkommen plane Bilder nur schwer mittels eines und 

 desselben Mikroskops sich erzeugen lassen ; die Weitwinkeltypen 

 unter den Fuess sehen Mikroskopen zeigen meist den Übelstand, daß 

 Rand und Mitte des Gesichtsfeldes nicht bei genau der gleichen Ein- 

 stellung scharf erscheinen. Daher strengen auch diese Instrumente 

 das Auge des Beobachters stark an 5 verbesserte Ausführungsformen 

 von diesem Typus wurden in letzter Zeit von C. Leiss in Zeitschr. 

 f. Kristall. Bd. XLIX, 1911, p. 193, Ref. diese Zeitschr. Bd XXVIII, 

 1911 (noch im Druck). 



b) Verbesserungen am Kondensor. 



Weitere Verbesserungen bestehen darin, den AßBESchen Kon- 

 densor in bequemerer Weise als bisher mit dem Polarisator zu 

 kombinieren *, wodurch auch die Vorteile , welche die Dunkelfeld- 

 beleuchtung bei der Untersuchung von Gesteinsschliffen bietet, ver- 

 wertet werden können. Durch die Verwendung der Ahrens sehen 

 Prismen für den Polarisator wurden die mechanischen Schwierig- 

 keiten, welche der Einbau eines vollständigen Abbe sehen Kondensors 

 in ein mineralogisches Stativ früher bot, überwunden. Auf die Vor- 

 teile der Dunkelfeldbeleuchtung hat besonders Siedentopf hingewiesen 

 (z. B. in den Ferienkursen für Mikroskopie) 2 . 



Auch die Vorrichtungen zum Wechseln der Beleuchtung sind 

 während der letzten Jahre so verbessert, daß sie einen schnellen 

 Übergang von einer Beleuchtungsart zur anderen — wie ihn der 

 Petrograph fordern muß — ermöglichen. Für Beobachtungen licht- 

 schwacher Erscheinungen ist es wesentlich den Polarisator rasch 

 aus- und einschalten zu können und ihn mit dem Kondensor nicht 

 starr zu verbinden, da dieser bei starken Vergrößerungen zweck- 

 mäßigerweise stets eingeschaltet bleibt. Die Verbindung des Abbe- 

 schen Kondensors mit dem mineralogischen Mikroskop ermöglicht es 

 außerdem auch bei schwachen Vergrößerungen den Kondensor stets 



x ) Leiss, C, Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. XLIV, 1908, p. 264 und 

 Bd. LXVIII, 1910, p. 240. 



2 ) Auch: Siedentopf, H., diese Zeitschr. Bd. XXVI, 1909, p. 392 und 

 Fischer, 0., diese Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, p. 104. 



