72 Sommer feldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. XXVIII, 1. 



eingeschaltet zu lassen ; ein hierauf eingerichtetes Mikroskop hat 

 kürzlich die Firma R. Fuess als Typus in den Handel gebracht. 

 Ein Mikroskop mit leicht aus- und einschaltbarem Polarisator wurde 

 zwar schon im Jahre 1902 beschrieben (C. Leiss, Tschermaks mineral. 

 u. petrogr. Mitteil. Bd. XXI, p. 454), jedoch bot der frühere Klapp- 

 mechanismus nicht die genügende Sicherheit dafür, daß die Nicol- 

 hauptschnitte ihre Orientierung unverändert beibehalten. Neuerdings 

 ist aber eine auch diese Unsicherheit ausschließende Konstruktion 

 geliefert worden. 



c) Mikroskope mit gleichzeitig rotierbaren Nicols. 



Mikroskope , bei denen die beiden Polarisatoren gleich- 

 zeitig um die Instrumentachse rotierbar sind , wurden neuerdings 

 mehrfach in veränderter Form beschrieben und scheinen sich auch 

 in petrographischen Kreisen einer wachsenden Beliebtheit zu erfreuen. 

 Da es dem Fernerstehenden zunächst vielleicht etwas sonderbar er- 

 scheint, die Drehung des Objekttisches durch eine gleichzeitige Drehung 

 der beiden Polarisatoren zu ersetzen, so sei auf die Vorteile dieser 

 Anordnung hier etwas ausführlicher hingewiesen : Der Vorteil ist ein 

 doppelter , denn dem Fortgeschrittenen wird die Untersuchung sehr 

 kleiner Mineraldurchschnitte wesentlich erleichtert, da das bei starken 

 Vergrößerungen lästige Zentrieren des Objekttisches fortfällt und der 

 Wechsel der Interferenztarben an einem feststehenden Präparat offen- 

 bar sicherer beobachtet werden kann als an einem sich drehenden ; dem 

 Anfänger aber wird es in einfacherer Weise ermöglicht, die Theorie 

 der Interferenzbilder bei konvergentem Licht dem Verständnis nahe 

 zu führen. 



Denn die Richtigkeit des Satzes, daß die isochromatischen Kurven 

 beim Übergang von der Normalstellung zur Diagonalstellung sich 

 nicht verändern, läßt sich an einem derartigen Mikroskop ohne 

 weiteres erkennen, bei einem gewöhnlichen Mikroskop aber wird 

 diese Eigenschaft durch die gleichzeitig stattfindende Drehung des 

 Präparats verdeckt. Auch die Veränderungen, welche die dunkelen 

 Balken (Isogyren) eines Achsenbildes beim Übergang von der Normal- 

 stellung zur Diagonalstellung erfahren, erscheinen leichter mit einem 

 auf gleichzeitige Drehung der Polarisatoren eingerichteten Mikroskop 

 erklärbar als mit einem die Drehung des Objekttisches benutzenden 

 Mikroskop. Für den Fall eines senkrecht zur spitzen Mittellinie 

 liegenden Schnittes eines zweiachsigen Kristalls braucht man nur an 



