XXVIII, 1. Sommerfeldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. 75 



muß, existieren eine Menge von Spezialstativen für das Arbeiten bei 

 sehr hohen Temperaturen für Beobachtungen bei starken Drehungen 

 des Präparats, für die Benutzung des Mikroskops als Goniometer usw., 

 sogar für die Untersuchung von Mineralien bei niedrigen Tempera- 

 turen ist eine Vorrichtung von Boeke 1 angegeben worden, die frei- 

 lich wohl nur der Freude am Konstruieren neuer Apparate ihre Ent- 

 stehung verdanken dürfte, da die Veränderungen, welche die Mineralien 

 durch Abkühlen im Mikroskop erfahren, so geringfügig sind, daß sie 

 weder praktische Bedeutung noch erhebliches theoretisches Interesse 

 besitzen. Ebenso soll hier auch von einer Besprechung der Kristall- 

 polymeter nach C. Klein abgesehen werden, welche die Ausführbar- 

 keit der verschiedensten kristallographischen Spezialmessungen mittels 

 des gleichen Instruments erstreben; es verdanken die Klein sehen 

 Kristallpolymeter ihre Entstehung nur den reichen Mitteln der Berliner 

 Akademie, werden aber eine weitergehende Verwendung schon ihres 

 äußerst hohen Preises wegen nicht rinden, auch bieten sie nichts 

 weiteres Neues, als eben die Vereinigung mehrerer schon bekannter 

 Instrumente zu einem. 



a) Stative für Beobachtungen bei hohen Tempera- 

 turen. 



Die früher gebräuchlichen Erhitzungsvorrichtungen für Gas sind 

 großenteils verlassen zugunsten der elektrischen Erhitzungsapparate, 

 dadurch wird es ermöglicht, in weitergehendem Maße als bisher die 

 gewöhnlichen Stative mit Erhitzungsapparaten auszustatten. Handelt 

 es sich um Beobachtungen bei sehr hohen Temperaturen oder gar 

 um genaue Messungen der Temperatur , so ist schon bei der Kon- 

 struktion des Stativs hierauf Rücksicht zu nehmen. 



Stative mit extragroßem Abstand zwischen Objekttisch und 

 Objektiv — wie sie von Fedorow, Doelter 2 , sowie von Boeke 3 be- 



J ) Boeke, Vorrichtung für mikroskopische Beobachtungen bei tiefen 

 Temperaturen (Zeitschr. f. Instrumentenk. 1909, p. 72; Ref. diese Zeitschr. 

 Bd. XLVII, 1910, p. 448). 



2 ) Doelter, Heizmikroskop mit elektrischer Heizung (Zentralbl. f. 

 Mineral., Geol. u. Paläont. 1909, p. 567; Ref. diese Zeitschr. Bd. XXVII, 

 1910, p. 180). 



3 ) Boeke , Vorrichtung für mikroskopische Beobachtungen bei tiefen 

 Temperaturen (Zeitschr. f. Instrumentenk. 1909, p. 72; Ref. diese Zeitschr. 

 Bd. XLVII, 1910, p. 448. 



