XXVIII, 1. Sommer feldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. 77 



Prinzip gelten, nach welchem das Präparat von unten her durch 

 einen gebrochenen Tubus, welcher totalreflektierende Prismen enthält, 

 beobachtet wird. Dadurch kann man beliebig geformte Metallstücke 

 mikroskopisch untersuchen, sofern sie nur eine polierte Fläche, die nach 

 unten gekehrt über die Höhlung des Objekttisches gelegt wird, enthalten. 



Während die älteren Typen des Le Chatelier sehen Mikroskops 

 für Deutschland von der Firma Dujardin zu Düsseldorf vertrieben 

 werden, hat das optische Institut von Reichert kürzlich ein nach 

 den Angaben Heimstädts konstruiertes Metallmikroskop von diesem 

 Typus in den Handel gebracht 1 . Auch für das Studium der Meteoriten 

 dürften Mikroskope von der Le Chatelier sehen Bauart ganz be- 

 sonders geeignet sein. 



Will man Mikroskope von der gewöhnlichen Art benutzen (also 

 von oben her das Präparat beobachten) und doch des an dicken 

 Metallstücken sehr lästigen Anschleifens zweier paralleler Flächen 

 überhoben sein , so benutzt man jetzt meist sogen. „Ausrichtringe" 

 mit Rändern, die von der Drehbank genau parallel abgedreht werden. 

 Näheres hierüber ist in mehreren Arbeiten der Zeitschrift „Metal- 

 lurgie" in den Jahren 1909 und 1910 angegeben 2 . 



Sodann verspricht das Mikroskop von Königsberger eine hohe 

 Bedeutung für das Studium der Kristalle in Metallegierungen zu er- 

 langen. Königsberger hat zwei Apparate angegeben, von denen 

 der eine (relativ recht einfache) zur qualitativen Bestimmung der 

 Anisotropie mikroskopischer Kristalldurchschnitte dient, welche un- 

 durchsichtig sind, aber sich genügend gut polieren lassen, um das 

 Licht bei senkrechtem Auffall deutlich zu reflektieren. Der andere 

 (kompliziertere) Apparat dient zur quantitativen Bestimmung der 

 Anisotropie solcher Kristalldurchschnitte 3 . Die Apparate und ge- 



*) Heimstädt, 0., Metallurgie Bd. VI, 1909, p. 58—61-, Ref. diese 

 Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, p. 447. 



2 ) 1. Preuss, E., Ein neues Verfahren zum Befestigen von Metall- 

 schliffen (Stahl u. Eisen Bd. XXIX, 1909, p. 239; Ref. diese Zeitschr. 

 Bd. XLVII, 1910, p. 446). 



2. Wawrziniok, 0., Vorrichtung zum Befestigen von Probestücken 

 auf dem Objekttisch von Mikroskopen (Metallurgie Bd. VII, 1910, p. 312; 

 Ref. diese Zeitschr. Bd. XLVII, 1910, p. 446). 



3. Baumann, R., Verfahren zum Ausrichten der Schliffflächen (Metal- 

 lurgie Bd. VI, 1909, p. 407 ; Ref. diese Zeitschr. Bd. XLVII, 1910, p. 447). 



3 ) Königsberger, Berichte über den Naturforscherkongreß zu Dresden ; 

 auch Zentralbl. f. Mineral., Geol. u. Paläont. 1909, p. 245; Ref. diese 

 Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, p. 445. 



