78 Sommer feldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. XXVIII, 1. 



f 



eignete Standard -Präparate dafür bringt die Firma R. Fuess in den 



Handel. Ganz kürzlich hat E. Sommerfeldt gezeigt, daß der ein- 

 fachere Apparat Königsbergers sich auch mit Leichtigkeit in einen 

 Kornparator nach Michel -Levy umwandeln läßt, welcher bisher wegen 

 seines hohen Preises wenig in Gebrauch gelangt war 1 . 



Wülfing hat die Theorie des Königsberger sehen Instruments 

 genauer verfolgt und besonders Gründe dafür angegeben, weshalb 

 die KLEiN-SoLEiLSche Platte ein empfindlicherer Indikator auf geringe 

 Anisotropie für Metallpräparate ist , als ein Gipsblättchen vom Rot 

 erster Ordnung 2 . 



J. E. Stead empfiehlt für metallographische Zwecke ein keinen 

 Objekttisch besitzendes, sondern auf einem Gelenk -Dreifuß ruhendes 

 Mikroskop 3 . 



IV. Mikroskopische Nebenattribute. 



Während wir in den früheren Abschnitten die neuen Konstruk- 

 tionen der Stative selbst besprochen hatten, gehen wir jetzt zu den 

 an einzelnen Teilen angebrachten Verbesserungen über, welche nicht 

 ein besonderes Spezialstativ benijtigen. 



a) Kondensor und Okular. 



Indem wir mit dem Kondensor beginnen kämen zwar die Kon- 

 densoren für Ultramikroskopie in Betracht , doch wollen wir das 

 Gebiet der Ultramikroskopie aus diesem Artikel ganz ausschließen, 

 da es sich ziemlich unabhängig von den hier in den Vordergrund ge- 

 stellten mineralogischen Forschungen entwickelt und derartigen Um- 

 fang angenommen hat, daß ein Bericht darüber Gegenstand einer 

 besonderen Abhandlung sein müßte. 



Der Gedanke, die oberste Linse des Kondensors drehbar zu 

 machen oder statt ihrer eine größere drehbare Halbkugel zu be- 

 nutzen, war schon vor längerer Zeit von Schröder van der Kolk 4 



x ) Sommerfeldt, E. , Un nouveau Comparateur optique (Bull, de la 

 Soc. Geolog, de Belgique 1911 [Noch im Druck befindlich]). 



2 ) Wülfing, Sitzungsberichte der Heidelberger Akad. d. Wiss. 1911; 

 Ref. diese Zeitschr. Bd. XXVIII, 1911, p. 129. 



3 ) Stead, J. E., Engineering vol. LXXXVI, 1908, p. 456; Revue de 

 Metallurgie t. VI, 1909, p. 394. 



4 ) Beekman, Tabellen zum Bestimmen der Mineralien 1906. 



