80 Somnierfeldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. XXVIII, 1. 



haben Mikroskope zu verfertigen. Da dieser Apparat auch von un- 

 geübten Händen leicht angefertigt werden kann, sei er hier beschrieben. 

 Er enthält in einer flachen Asbesttrommel den äußeren Draht („Vor- 

 wärmer") einer Nernstlampe , der zu einer Spirale zusammen- 

 gebogen ist, in welche das Präparat eingesetzt wird. Die Vorwärmer 

 der Nernstlampen (bestehend aus äußerst dünnem Platindraht, der 

 von Kaolinmasse umgeben ist) lassen sich in einer gewöhnlichen 

 Gebläseflamme leicht zu der erforderlichen Spiralform biegen. Grund- 

 fläche und Deckel der Trommel müssen Fenster besitzen , die am 

 besten aus Kieselsäureglas bestehen. 



Außerdem kommen die schon erwähnten Öfchen in Röhrenform 

 mit Platindrahtwickelung in Betracht, welche die Firma W. C. Heraeus 

 für die Doelter sehen Mikroskope lieferte; doch dürften sie jetzt 

 überholt sein durch den von E. Leitz (Wetzlar) konstruierten mikro- 

 skopischen Erhitzungsapparat, welchen diese Firma in mehrfacher 

 Ausführungsform liefert. Das eine Modell ist ganz besonders ge- 

 eignet für Beobachtungen im konvergenten Licht ; es befindet sich 

 bei ihm u n t e r dem Präparat nur eine dünne Platte , auf welche 

 die Hitze durch Wärmeleitung von dem seitwärts angebrachten elek- 

 trischen Widerstand übertragen wird. Da der Raum über dem 

 Präparat ganz frei ist, kann man das Objektiv und auch den Kon- 

 densor dem Präparat sehr stark nähern. Die andere Ausführungs- 

 form enthält den Heizwiderstand unterhalb des Präparats (als flache 

 Spirale), dieses Modell liefert gleichförmigere und höhere Temperatur, 

 erlaubt es aber nicht den Kondensor nahe an das Präparat heran- 

 zubringen. Andere Erhitzungsvorrichtungen auf der elektrischen 

 Methode beruhend beschreibt 0. Lehmann 1 . 



Unter den nichtelektrischen Erhitzungsapparaten haben sich die 

 nach der ältesten Methode Lehmanns gebauten, welche sich durch 

 ihre Einfachheit und die Schnelligkeit, mit welcher sie die Ausführung 

 der Beobachtungen gestatten, nicht nur behauptet, sondern sind auch 

 noch kürzlich verbessert dem neuen Projektions- und Demonstrations- 

 mikroskop von Fuess beigegeben (Beschreibung durch C. Leiss 2 ). 

 Sie eignen sich besonders zu Kristallisationsversuchen aus Lösungen. 

 Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht , daß die 

 mikroskopischen Präparate für solche Kristallisationsversuche bisher 



*) Lehmann, 0., Das Kristallisationsmikroskop 1910. 

 2 ) Leiss, C, Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. XLV1, 1909, p. 280; Ref. 

 diese Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, p. 179. 



