XXVIII, 2. Heimstädt: Neuer Universal -Projektionsapparat usw. 165 



wisse Praktiken angewendet werden, um die Schwierigkeiten, die 

 sieh aus diesem Umstand ergeben , zu umgehen. Diese kommen 

 daher, daß bei mikroskopischer und diakopischer Projektion das Bild 

 auf dem Schirme gleichzeitig das Abbild der Austrittspupille des 

 Kondensors oder doch eines Teiles derselben darstellt. 



Noch ein anderer Nachteil ergibt sich aus der Verwendung des 

 Scheinwerfers. Es kann bei episkopischer Projektion die Methode 

 der direkten Beleuchtung nicht zur Anwendung kommen, weil eine 

 Neigbarkeit des Scheinwerfers um 45° infolge seiner Konstruktion 

 ausgeschlossen ist. Auch würde bei einer derartig starken Neigung 

 der obere Teil des Hohlspiegels durch die aufsteigenden heißen Gase 

 des Lichtbogens zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Es 

 mußte daher wieder auf die Mitwirkung eines Spiegels zurück- 

 gegriffen werden. Trotzdem ist Bestrahlung des zu projizierenden 

 Bildes bei Anwendung des Scheinwerfers so stark, daß das Format 

 des ersteren nicht unerheblich hinaufgesetzt werden könnte. 



Der Scheinwerfer besitzt eine Bogenlampe mit Nebenschluß- 

 regelwerk und selbsttätiger Lichtbogenbildung. Sie nimmt eine Strom- 

 stärke bis zu 40 Amp. auf bei einer geringsten zulässigen Netz- 

 spannung von 65 Volt. Die Kohlen liegen horizontal ; der Krater 

 der positiven Kohle ist dem hinten im Lampenkasten angeordneten 

 Spiegel zugewendet. Der Spiegel kann mit Hilfe einer rückwärts 

 angebrachten Stange, deren Handhabe aus dem Gehäuse ragt, gegen- 

 über der Lichtquelle verschoben werden , wodurch der austretende 

 Lichtkegel nach Bedarf eine größere oder geringere Konvergenz erhält. 



Der Scheinwerfer ist nach oben und unten neigbar in einer 

 starken Gabel gelagert. Bei der episkopischen Projektion wird er 

 um etwa 18° nach oben geneigt, bei diaskopischer Projektion um 

 etwa 15° nach unten. In beiden Fällen Avird die richtige Stellung 

 der Lampe durch eine Einschnappvorrichtung markiert , die gleich- 

 zeitig auch die Handhabe zur Bewegung der Lampe abgibt. Durch 

 dieselbe Vorrichtung und auf dieselbe Art wird auch die wagerechte 

 Stellung des Scheinwerfers festgelegt, wie sie bei der mikroskopi- 

 schen und megaskopischen Projektion notwendig ist. 



Die episkopische Projektion. 



Die Stellung der Lampe und die Anordnung der optischen Teile 

 des Apparates bei der episkopischen Projektion stellt (Fig. 2) dar. Bei 



