180 Wychgram: Mikrophotographie in natürlichen Farben. XXVIII, 2. 



Was nun die Belichtungszeiten anlangt, so gilt als oberstes 

 Prinzip : Lieber Überlicliten , als Unterlichten. Eine unterlichtete 

 Platte ist unter allen Umständen verloren , während eine mäßige 

 Überbelichtung nichts schadet und eine etwas stärkere Überlichtung 

 durch Verstärkung zu korrigieren ist. Es ist klar, daß eine unter- 

 lichtete Platte sehr dunkel und blaustichig sein muß , da hier das 

 am meisten aktinische Licht sich zuerst geltend macht. Die Dunkel- 

 heit rührt davon her , daß der größte Teil des Bromsilbers nicht 

 durch die Exposition umgesetzt wird , sondern erst bei der zweiten 

 Entwicklung geschwärzt werden muß. 



Da die üblichen Verstärkungen mit Sublimat oder Uran die 

 Gradation, ja sogar die Eigenfarbe der Schicht beeinflussen, so eignen 

 sich diese Methoden nicht, sondern man muß sich der speziellen Vor- 

 schriften (mit Silbernitrat) bedienen. Darauf kann hier nicht näher 

 eingegangen werden. In dem ausgezeichneten Buche von v. Hübl 

 findet man das ganze Autochromverfahren in klarer und erschöpfen- 

 der Weise behandelt. — Für die gewöhnliche Autochromphotographie 

 bei Tageslicht gilt bekanntlich der Satz, daß die richtige Belichtungs- 

 zeit durch Multiplikation der normalen mit 60 bis 80 gefunden wer- 

 den kann. Benutzt man die Agfa-Tabelle, so darf man immerhin 

 mit 80 bis 100 multiplizieren. Um ein Beispiel anzuführen, so ist 

 für ein schwach vergrößertes Übersichtspräparat mit einem Objektiv 

 f : 4'5, f = 35 mm (Voigtländer- Altin) Auszug Objektiv bis Matt- 

 scheibe = 280 mm und Lichtquelle Nernstlampe nach Greil , wenn 

 alle drei Fäden glühen und dicht vor der Lampe eine Mattscheibe 

 eingeschaltet ist, bei ausgeklapptem Kondensor, Benutzung des Hohl- 

 spiegels , welcher 30 cm von der Lampe entfernt steht , unter An- 

 wendung der Sammellinse mit Irisblende von Zeiss bei voller Öffnung 

 des Beleuchtungssystemes und des Objektives eine Belichtungszeit 

 von 13 Sekunden die richtige (vertikale Anordnung). Manche Autoren 

 wollen eine erhebliche Verminderung der Expositionszeit dadurch 

 erreicht haben , daß sie den Hinterlegkarton mit der weißen Seite 

 an die Schicht anlegen. Auf diese Weise läßt sich höchstens eine 

 Verkürzung von 1 / 5 erreichen. 



Was die Entwicklung der Platten anlangt, so ist es keineswegs 

 nötig, sich an den vorgeschriebenen ammoniakalischen Metochinon- 

 entwickler zu halten. Aus vielfacher Erprobung kann ich mit Benda 

 auch den allbekannten Kodinalentwickler empfehlen. Ja man könnte 

 der ketzerischen Ansicht zuneigen , daß ein Entwickler , der vielen 

 wegen leichter Schleierbildung nicht einwandfrei erscheint, gerade 



