XXVIII, 2. Referate. 209 



i 



Jentzsch, F., Der Ultrakondensor (Ebenda, p. 992). 



Der Inhalt beider obengenannten Arbeiten wurde vorgetragen 

 auf der 82. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 1910. 

 Während die erstgenannte Arbeit in ihrem ersten Teile ausführlich 

 auf die Geschichte und Theorie der Spiegelkondensoren eingeht, um 

 in einem zweiten Teile die Theorie und Konstruktion des konzentri- 

 schen Kondensors darzustellen, enthält die zweitgenannte Arbeit den 

 Text einer Demonstration dreier Ausführungsformen des Kondensors, 

 fiir die eigentliche Ultramikroskopie berechnet, und also für Unter- 

 suchungen an Gasen und Flüssigkeiten besonders geeignet. 



Die erstere Arbeit sei im folgenden ausführlicher referiert, da 

 es sich um prinzipiell bedeutsame und auch für das weitere Gebiet 

 der Optik aussichtsreiche Ergebnisse handelt. 



Verf. geht auf die neueste Form der geschichtlichen drei Arten 

 von Spiegelkondensoren ein, nämlich auf das bisphärische System als 

 das theoretisch beste. Er behandelt den Spezialfall der Kardioid- 

 zone und die technischen Schwierigkeiten der präzisen Herstellung 

 dieser theoretisch geforderten Konstruktionen. Aus den mathema- 

 tischen Überlegungen heraus , ein System von günstigem Apertur- 

 bereich, von Aberrationsfreiheit und möglichst vollkommenem Aplana- 

 tismus zu finden , entwickelt Jentzsch die Vorzüge , konzentrische 

 Kugelzonen anzuwenden. Tatsächlich läßt sich durch Benutzung 

 konzentrischer spiegelnder Kugelzonen bei Beseitigung der Aber- 

 rationen auch die Sinusbedingung erfüllen , zugleich läßt sich ein 

 System finden, dessen technische fabrikmäßige Herstellung ein Optimum 

 von Einfachheit und Genauigkeit erreicht. Durch entsprechende Wahl 

 des Radienverhältnisses der beiden konzentrischen Kugelzonen ist der 

 Aperturbereich abzugrenzen und somit die Helligkeit des Systemes 

 zu regeln. Hier zeigt sicli , daß diejenige physikalisch durch die 

 Brechungsindices der Einschluß medien gegebene Aperturbegrenzung, 

 welche die beste Helligkeitsausnützung gewährt, auch der höchsten 

 erreichten Apertur der Trockensysteme entspricht (nämlich 0*95). — 

 Der neue konzentrische Kondensor nun hat einen Aperturbereich von 

 0'97 bis 1*35 bei strengem Dunkelfeld. Seine relative Helligkeit 

 beträgt 84*1 (Proportionalitätsfaktor a = 100), während die maxi- 

 male rechnerische Helligkeit gleich 89*1 ist. Der Kondensor von 

 v. Ignatowsky hat den Bereich 1*45 bis l'OO (wobei natürlich nur 

 die Apertur von 1'34 abwärts ausgenutzt wird). Seine relative Hellig- 

 keit ist 78-2. Der Kardioidkondensor von Zeiss hat die Grenzen 

 1*3 bis l'l und die relative Helligkeit 48. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXVIII, 2. 14 



