XXVIII, 3. Neumayer: Instrumente zur Herstellung v. Wachsplatten. 297 



Entfernung von einem Teilstrich zum anderen einer Hebung der Gleit- 

 schienen um 1 mm entspricht. Ich habe an dem in den Figuren 

 abgebildeten Apparate eine Hebung vou 4 mm vorgesehen ; das In- 

 strument erlaubt also eine Plattendicke bis zu 4 mm zu erzielen, 

 eine Dicke , welche nach meinen Erfahrungen selten überschritten 

 werden dürfte und wenn notwendig, so kann durch Kombination 

 mehrerer Platten jede gewünschte größere Plattenstärke erreicht 



G R W 



3. 



werden. Die Graduierung der Skala ist so getroffen , daß auch 

 Bruchteile von Millimetern für Plattendicken von 3*5 u. a. in An- 

 wendung kommen können; doch kann die Graduierung auf Wunsch auch 

 feiner und für dickere Platten ausgeführt werden, so daß man eventuell 

 noch Dickenunterschiede von 0*05 mm zu berücksichtigen vermag. 



Der von mir in dem Ausmaße von 50 X 36 cm gewählte Litho- 

 graphenstein dürfte in dieser Größe den gewöhnlichen gestellten Anfor- 

 derungen genügen; derselbe kann ebenfalls auf Wunsch größer gewählt 

 oder auch durch eine gußeiserne, feingeschliffene Metallplatte ersetzt 



