300 Wolf f: Neue Bogenlampe f. mikro- u. makrophotogr. Arbeit. XXVIII, 3. 



6) Strasser, H. , Noch einmal die Plattenmodelliermethode (Zeitschr. f. 



wiss. Mikrosk. Bd. V, 1888). 



7) Berner, 0., Firma R. Jungs Apparat zum Walzen von Wachsplatten 



(Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXVII, 1910). 



8) Greil, A., Die Konstruktionszeichnung einer Plattenwalzmaschine (De- 



monstr. a. d. 21. Vers. Anat. Ges. Würzburg, Verh. Anat. Ges. 1907). 



9) Pohlman, A. G., zit. nach Peter, K., Die Methoden der Rekonstruk- 



tion. Jena (G. Fischer) 190G. 

 10) Fleischmann, A., Notiz über einen Apparat zur Herstellung von Wachs- 

 platten für die Rekonstruktion (Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXI, 

 1905). 



[Eingegangen am 6. September 1911.] 



[Aus der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser Wilhelms -Instituts 



für Landwirtschaft in Bromberg.] 



Über eine neue Bogenlampe für mikro- und 

 makrophotographische Arbeiten. 



Von 



Dr. Max Wolff 



in Bromberg. 



Hierzu acht Textfiguren. 



Es ist erst eine kurze Reihe von Jahren her, daß man begann, 

 relativ billige und handliche Bogenlampen für mikroskopische Arbeiten 

 zu benutzen. Trotzdem haben alle diese, von verschiedenen Firmen 

 gebauten Instrumente , die sämtlich für Handregulierung bestimmt 

 und zum Teil wesentlich für die subjektive Beobachtung, zum Teil 

 aber auch für mikrophotographische Arbeiten und Projektionen auf 

 mittlere Distanz berechnet und dann an entsprechende Apparate 

 anmontiert waren, sich nicht recht eingebürgert. 



Beide , die Handregulierlampen als solche , wie in ihrer Ver- 

 wendung an „Zeichen", mikrophotographischen und Projektions- 

 apparaten, haben sich eben schlechterdings nicht bewährt, wenig- 

 stens nicht für mittlere und starke Vergrößerungen und für längeres 



