XXVIII, 3. Wolff : Neue Bogenlampe f. uiikro- u. makrophotogr. Arbeit. 303 



Zunächst einige Worte über die Wahl und die Brauchbarkeit 

 eines so kleinen Lampenmodelles für mikrophotographische und 

 Projektionszwecke. 



Wie bekannt, wurden früher die besseren und für universelle 

 Verwendung bestimmten , hierher gehörigen Apparate mit Stark- 

 stromlampen von 20 bis 30 Amperes und 

 auch meistens mit Kollektorlinsen von 

 sehr großem Durchmesser ausgerüstet. 

 Hierfür ist wohl meistens der Umstand 

 bestimmend gewesen , daß die Apparate 

 gleichzeitig der Projektion großer Dia- 

 positive dienen sollten. 



Sah man hiervon ab und verzichtete 

 man auch darauf, Präparate von un- 

 gewöhnlicher Ausdehnung (z. B. ganze 

 Schnitte durch die beiden Hemisphären 

 des Erwachsenen) zu projizieren oder bei 

 entsprechend schwachen Vergrößerungen 

 zu photographieren , so ergab sich so- 

 fort die Möglichkeit einer wesentlichen 

 Vereinfachung der ganzen Apparatur, die 

 natürlich nicht nur die Ausführungs- 

 kosten, sondern auch die Betriebskosten 

 ganz erheblich herabsetzt. 



Den ersten Schritt auf dem eben 

 angedeuteten Wege tat die Firma Carl 

 Zeiss schon im Jahre 1903 durch Ein- 

 führung eines lichtstarken Sammellinsen- 

 systems für Mikroprojektion, dessen Ele- 

 mente nur einen Durchmesser von 8 cm 

 (statt 14 bis 23 cm) besaßen und den 

 Lichtverlust innerhalb des Systemes spe- 

 ziell bei starken Vergrößerungen um mehr 

 als die Hälfte des in den alten Linsen 

 stattfindenden Verlustes herabsetzten. 



Im vorigen Jahre hat nun die Jenenser Firma den weiteren 

 wichtigen Schritt getan und die Lichtquelle ebenfalls wesentlich ver- 

 einfacht. Dies wurde dadurch möglich, daß dem ersten Gliede des 

 Kollektorsystemes, dem Kollektor sensu strictiore, durch Vorschaltung 

 einer weiteren Linse eine ausreichende vergrößernde Kraft gegeben 



Miniaturscheinwerfer 

 „Ewon" auf ausziehbarem 

 und in beliebiger Höhe fixier- 

 barem Stativ. Der Spiegel 

 ist von dem die Kollektor- 

 Linsen tragenden Tubus ab- 

 genommen. Der regulierbare 

 Widerstand mit Schalterdose 

 ist am Stativ aufgehängt. 



