306 Wolff: Neue Bogenlampe f. mikro- u. inakrophotogr. Arbeit. XXVIII, 3. 



An der Seite befindet sich ein zur Beobachtung des Lichtbogens 

 dienendes Fenster aus Blendenglas. Vorn ist ein Fassungsring ein- 

 geschraubt, der den Kollektorapparat trägt, auf dessen Tubus wieder, 

 in aus Figur 2 ersichtlicher Weise, ein drehbarer Spiegel aufgesetzt 

 werden kann. 



Innen tragen die Seitenwände des Lampengehäuses zwei Blech- 

 schienen , welche den Lampenfuß führen (eine Vorrichtung , die bei 

 vielen Projektionslampen unbegreiflicherweise fehlt!). Eine seitlich 

 angebrachte federnde Platte nimmt die zum Einstecken in den 

 Kollektortubus bestimmten Blenden auf. 



Die Maße des Scheinwerfers sind folgende : 



Höhe des Stativtischchens über dem Boden bei 



zusammengeschobenem Stativ 1*05 m 



Desgl. bei maximal ausgezogenem Stativ . . . 1"70 m 



Lampengehäuse (Höhe x Tiefe x Breite) . . . 026 x - 22 x 042 in 



Kollektortubus (zusammengeschoben) .... O305 m 



Selbstverständlich ist das Gestell des Lampengehäuses genügend 

 solide und schwer gearbeitet, daß man es, nach Lösung der es be- 

 festigenden Stativschraube auch ohne das Stativ auf dem Arbeits- 

 tische aufstellen und gut so damit arbeiten kann. 



Wenn die Lampe ganz in das Gehäuse eingeschoben ist, steht 

 sie mit ihrem Krater etwa 4 cm vor der planen Fläche des hinteren 

 kleineren, aus zwei, mit der konvexen Fläche einander zugekehrten 

 Linsen zusammengesetzten Kollektorsystems, dessen Linsen 40 mm 

 Öffnung haben. Diese beiden Linsen bilden mit ihrer Fassung, was 

 bei den besseren Konstruktionen wohl jetzt meist der Fall ist, eine 

 Art Kühlkammer. Die Verschraubungen sind nämlich so eingerichtet, 

 daß sich je zwei einander gegenüberstehende, darin vorgesehene 

 Durchbohrungen, wenn alle Fixierungsringe fest angezogen sind, so 

 treffen, daß der Raum zwischen den beiden Linsen mit der Außenluft 

 kommuniziert. 



Dicht hinter diesem Kollektorsystem befindet sich in dem es 

 tragenden und gleichzeitig die Führung des darüber geschobenen 

 konischen Tubus übernehmenden Messingrohr ein Zwischenstück , in 

 dem der Blendenschlitz eingeschnitten ist. Der von diesem Zwischen- 

 stück begrenzte Teil des Führungsrohres ist 18 cm lang und ge- 

 stattet also unter Benutzung des konischen, die große, einfache, 

 70 mm im Durchmesser messende Kollektorlinse tragenden Tubus 

 diese (die 70 mm -Linse) etwa 450 mm von der ersterwähnten 40 mm- 

 1 )oppellinse abzurücken. 



