308 Wolff: Neue Bogenlampe f. mikro- u.makrophotogr. Arbeit. XXVIII, 3. 



zu erhalten, die mehr als 22 cm im Durchmesser Ausdehnung haben. 

 Der Lichtkreis ist dann nur natürlich nicht scharf begrenzt, weil 

 eine weitere Annäherung der Linsensysteme nicht möglich ist. Ebenso 

 kann man bei Mikroaufnahmen, wie Figur 5 zeigt, ruhig, wenn es 

 die Beengtheit des Raumes verlangt, näher mit dem Mikroskop resp. 

 der Iris seines Kondensors an den Scheinwerfer herangehen und 

 dessen Tubus bei maximaler Verkürzung benutzen, wenn es nicht so 

 sehr darauf ankommt, gerade die volle Öffnung der Iris gleichmäßig 

 zu beleuchten. Wie Figur 6 zeigt, ist der Lichtabfall nach dem 



4. 



Typus der Wechselstrom -Lampe. 



Rande, den die hier in Frage kommende Lichtscheibe (von beiläufig 

 etwas über 3 cm Durchmesser) in der Ebene der Kondensoriris auf- 

 wies, für die Aufnahme von keiner nachteiligen Wirkung. Das Bild 

 konnte nicht nur auf der Mattscheibe trotz der starken zur Ver- 

 wendung gelangten Systeme und des überaus langen Auszuges ohne 

 jede Mühe direkt scharf eingestellt werden, sondern das Mattscheiben- 

 format von 24X24 cm war bis in die Ecken vollkommen gleich- 

 mäßig beleuchtet. 



Ich habe bei Herstellung des Mikrophotogrammes (Fig. 6) die 

 oben erwähnte und in Figur 5 dargestellte Aufstellung übrigens tat- 

 sächlich nicht etwa wegen Platzmangels gewählt, sondern weil ich 

 bei einer ganz korrekten Aufstellung der Apparate sie nicht mehr 



