310 Wolff: Neue Bogenlampe f. mikro- u. makrophotogr. Arbeit. XXVIII, 3. 



Diese Daten dürften genügen, um zu zeigen, daß die optischen 

 Maß Verhältnisse des Scheinwerfers außerordentlich geschickt gewählt 

 sind, so daß man mit dem Instrument in höchst universeller Weise 

 für alle bei der wissenschaftlichen Photographie (Mikro- wie Makro-) 

 vorkommenden Aufgaben ausgerüstet ist. 



Unter den oben beschriebenen Verhältnissen der Linsenanord- 

 nung scheinen , wie schon angedeutet , die Wärmestrahlen in sehr 

 vollkommener Weise absorbiert zu werden. Die Erwärmung der 

 Präparate ist selbst bei langen Expositionen gleich Null. Sie kann 

 praktisch vollkommen ignoriert worden. Ich benutze daher stets 

 nur den bekannten, von Zeiss, Leitz, Winkel und anderen Firmen 

 in übereinstimmender Ausführung und Größe ihren mikrophotographi- 

 schen Apparaten beigegebenen, zur Aufnahme der Farbfilterflüssig- 

 keiten bestimmten, noch nicht einmal 100 cc Flüssigkeit fassenden 

 und nur 1 cm im Lichten tiefen Glastrog sicherheitshalber bei sehr 

 langen Expositionen als Kühler. Nötig ist aber die Einschaltung 

 dieses Gefäßes bei gewöhnlichen Präparaten kaum oder höchstens 

 dann, wenn es sich darum handelt, sehr empfindliche Präparate zu 

 beleuchten , vor allem solche , in denen durch das Entstehen von 

 Strömungen störende Bewegungen auftreten könnten. 



Immerhin ist dann auch hier, selbst bei sehr langer Beleuchtung, 

 die Erwärmung eine auffallend geringe. Konnte ich doch z. B. an 

 in 90prozentigem Alkohol im offenen Uhrglas liegende Dipteren, die 

 nur durch eine Nadel in der Weise fixiert waren , daß diese lose 

 über ein den Boden des Schälchens berührendes Bein gelegt wurde, 

 keinerlei das Objekt bewegende Strömung im Alkohol bemerken. 

 Vielmehr war es möglich, das Objekt nicht nur in aller Ruhe ein- 

 zustellen, sondern sogar zwei Aufnahmen mit einem Zeitintervall von 

 10 Minuten zu machen, die, indem ich die WiNKELSche mikrophoto- 

 graphische Camera einmal über den rechten, dann über den linken 

 Tubus eines Zeiss sehen binokularen Präpariermikroskopes drehte, 

 ein tadelloses Mikrostereophotogramm ergaben. 



Ich habe übrigens auch die Erwärmung des Wassers in der 

 erwähnten, als Kühler dienenden Küvette direkt gemessen. Die Tem- 

 peratur des Wassers betrug vor der Bestrahlung 18° C. Nachdem die 

 Lampe die nur 25 cm vor der vorderen Kollektorlinse stehende Küvette 

 direkt (nicht vermittels des Spiegels !) 45 Minuten lang beleuchtet hatte, 

 zeigte das Thermometer eine Erwärmung des Wassers um nur 8° C an. 



Praktisch kommt also diese Wärmewirkung, die sich sogar bei 

 Einschaltung des Spiegels in den Strahlengang noch ganz erheblich 



