XXVIII, 3. Wolff: Neue Bogenlampe f. mikro- u. makrophotogr. Arbeit. 317 



Speziell das absolut rußfreie Brennen, das bei allen mikrophoto- 

 grapbiscben Arbeiten von unschätzbarem Werte ist und überhaupt 

 erst die Beherrschung der Exposition ermöglicht, führe ich wohl nicht 

 mit Unrecht auf die gleichmäßige Beschaffenheit der Anodenkohle 

 zurück, die (wie jetzt wohl meistens üblich) eine Dochtkohle ist. 



Sehr zu begrüßen ist es, daß der Fabrikant ein nicht zu zier- 

 liches Kohlenformat gewählt hat. Die Anodenkohle (Dochtkohle) ist 

 9 cm lang und 1 cm dick. Die gleichlange Kathodenkohle hat eine 

 Stärke von 0*8 cm. Die Kohlen sind also beispielsweise doppelt so 

 stark, wie die der kleinen Weule sehen 5 Ampere -Lampe, die dafür, 

 wie aus beistehender Zusammenstellung ersichtlich ist, trotz ihres 

 hohen Preises nur ein Drittel so lange brennt, als die Ewonlampe. 



Die Ewonlampe hat von allen mir bekannten für mikrophoto- 

 graphische Zwecke in Frage kommenden Schwachstrom -Lampen die 

 weitaus größte Brenndauer, setzt den Mikroskopiker also am seltensten 



