XXVI1I,3. Wolff: Neue Bogenlampe f. raikro- u. makrophotogr. Arbeit. ;;19 



des Ausstriches der polyederhaltigen Leibeshöhlenflüssigkeit von einer 

 der eben photographierten Raupen unter dem Mikroskop eingestellt, 

 das Scheinwerferstativ (das für die makroskopische Aufnahme hoch 

 ausgezogen war, damit der Lichtkreis das unter den oben genannten 

 Bedingungen 13 X 18 cm große Aufnahmefeld voll beleuchtete) fast 

 ganz zusammengeschoben, und der Scheinwerfer vor die große 

 ZEisssche mikrophotographische Camera gestellt, wie es Figur 5 

 zeigt. Dann wird der Spiegel, der für die makroskopische Aufnahme 

 das Licht des Scheinwerfers schräg nach unten warf, in die Höhe 

 geklappt, mit einem Griffe der Scheinwerfer so tief gebracht, daß 

 die Achse seines Kollektorsystems mit der optischen Achse des Mikro- 

 skops zusammenfallt, die zur Aufnahme der gleichzeitig als Kühlung 

 wirkenden Filterfliissigkeit dienende flache Glaskuvette vor den Kon- 

 densor des Mikroskopes gesetzt, und nun für eine Aufnahme bei 

 mehrtausendfacher Vergrößerung in der schon oben näher geschilderten 

 sehr bequemen Weise eingestellt. 



Ich meine, es ist jedem ohne weiteres klar, was es bedeutet, 

 daß bei dem hier erfolgten Herumtragen des Scheinwerfers im Labo- 

 ratorium nicht die geringste Dejustierung des Lichtbogens erfolgte, 

 daß man eben die verschiedenartigsten Arbeiten mit dem Ewon- 

 scheinwerfer hintereinander erledigen kann, ohne jedesmal ein zeit- 

 raubendes Nachregulieren und -zentrieren vornehmen zu müssen. 



Daß diese angenehme Eigenschaft der Lampe sich in derselben 

 zeitsparenden Weise bemerkbar macht, wenn man von einer Auf- 

 nahme mit umgelegtem Mikroskop zu einer solchen mit aufrecht 

 stehendem an der Vertikalkamera übergeht, braucht kaum erwähnt 

 zu werden. 



So wären nur noch einige Worte über die einzig in Frage 

 kommende Bedienung der Ewonlampe, das Einsetzen der Kohlen und 

 die richtige Schaltung zu sagen. 



Wie schon oben bemerkt, wird die Lampe außer für Gleich- 

 stromleitung auch für Wechselstrom geliefert. Die Wechselstrom- 

 lampe , deren Typ durch Figur 4 veranschaulicht wird , kenne ich 

 nicht aus eigener Erfahrung. Das Folgende bezieht sich also nur 

 auf die Gleichstromlampe (Fig. 3). 



Man setzt die dickere Dochtkohle (positiver Pol) in den oberen, 

 die dünnere Homogenkohle in den unteren Kohlenhalter ein. Dies 

 geschieht, indem man einfach den Hebel des einen Halters nach 

 außen (d. h. nach oben oder unten) zieht. Dann weicht der Hebel 

 des anderen Halters von selbst in entgegengesetzter Richtung zurück. 



