332 Heimstädt: Das Fluoreszenzmikroskop. XXVIII, 3. 



violettem Licht hat keine größere Bedeutung in der Praxis erringen 

 können. Bei dieser Einrichtung wurde das ultraviolette Licht einer 

 gewöhnlichen Bogenlampe zusammen mit dem sichtbaren Licht 

 durch Quarzlinsen und Quarzspiegelkondensor auf das Objekt kon- 

 zentriert. Die sichtbaren Strahlen vermittelten dabei die Abbildung. 

 Die Wirkung blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück, die 

 durch andere Versuche mit ultraviolettem Licht geweckt worden 

 waren. Daran war zum größten Teil ein Konstruktionsfehler schuld : 

 Die Spiegellinse des Kondensors war auf gewöhnliche Weise hinter- 

 legt und der Belag reflektierte nur einen geringen Bruchteil des ultra- 

 violetten Lichtes. Versuche, den Spiegelbelag durch eine Magnalium- 

 hinterlegung zu ersetzen (nach einem Vorschlage P. P. v. Weimarns) 

 hatten ebenfalls keinen Erfolg, weil das Magnalium keine Hochglanz- 

 politur annahm 1 . 



Als im Vorjahre H. Lehmann das von ihm konstruierte Filter 

 für ultraviolettes Licht 2 bekannt machte, war die endgültige Herstel- 

 lung eines einwandfrei funktionierenden Fluoreszenzmikroskopes nur 

 mehr eine Frage der Zeit. Schon bei makroskopischer Beobachtung 

 mancher Präparate zeigten sich mikroskopische Einsprengungen, die 

 durch eine starke Lupe oder ein schwaches Mikroskop leicht in ver- 

 größertem Maßstabe betrachtet werden konnten. Ein weiterer Schritt 

 erfolgte , als man daranging , mikroskopische Lebewesen mit Hilfe 

 des Filters und eines Quarzkondensors zu beobachten. H. Stübel 3 

 hat auf diese Weise Paramäzien im hängenden Tropfen untersucht. 



Bei dieser Anordnung können die ultravioletten , fluoreszenz- 

 erregenden Strahlen ungehindert in das Objektiv eintreten. Dort 

 bringen sie dessen Glaslinsen zur lebhaften Fluoreszenz. Wenn man 

 sich vor Augen hält, wie unangenehm schon geringfügige Unreinlich- 

 keiten wirken , die auf den Linsen des Objektives haften und zum 

 Ausgangspunkt störender Strahlenbündel werden , so wird man ein- 

 sehen, daß dieses Leuchten des Objektives die Unterscheidung der 

 manchmal nur schwach leuchtenden Objekte sehr beeinträchtigen kann. 



x ) Es ist aber zu erwarten, daß die Spiegelkondensoren aus Quarz, 

 bei denen zur Konzentration der Beleuchtungsbündel Totalreflektion statt- 

 haben kann (Kegelstuinpfkondensor, Paraboloid), gute Resultate zeitigen 

 werden. 



2 ) Lehmann, H., Über ein Filter für ultraviolette Strahlen und seine 

 Anwendungen (Berichte d. deutsch, physik. Gesellschaft 1910, Heft 21). 



3 ) Stübel, H. , Die Fluoreszenz tierischer Gewebe in ultraviolettem 

 Licht (Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. CXLII). 



