XXVIII, 3. Heimstädt: Das Fluoreszenziuikroskop. 333 



Besonders ist das bei Anwendung starker Vergrößerungen der Fall, 

 wo die Frontlinse des Objektives fast den gesamten ultravioletten 

 Beleuchtungskegel aufnimmt. Bei schwächeren Vergrößerungen ist 

 dieser Übelstand kleiner, doch tritt er schon beim Arbeiten mit dem 

 Objektiv 3 von Reichert in merkbarer Weise auf. 



Die Fluoreszenz der ersten Objektivlinse kann man nun dadurch 

 hintanhalten , daß man bei der Bestrahlung des Objektes irgendeine 

 der bekannten Methoden der Dunkelfeldbeleuchtung anwendet, die 

 auch beim Ultramikroskop zur Verwendung gelangen. Es muß aber 

 hervorgehoben werden, daß Fluoreszenzmikroskop und Ultramikroskop 

 miteinander nicht den geringsten Zusammenhang aufweisen, und daß 

 die Ähnlichkeit in der Beleuchtung des Objektes nur äußerlich ist. 

 Bei dem Ultramikroskop machen sich die Strahlen des Beleuchtungs- 

 kegels, welche in das Objektiv gelangen, direkt bemerkbar, und 

 zwar durch Aufhellung des schwarzen Hintergrundes. Bei dem 

 Fluoreszenzmikroskop dagegen ist die Wirksamkeit der beleuchtenden, 

 in das Objektiv eintretenden Strahlen nur eine indirekte. Infolge- 

 dessen findet man beim Fluoreszenzmikroskop mit den einfachsten 

 Hilfsmitteln der Dunkelfeldbeleuchtung sein Auslangen. So tut hier- 

 bei ein dreiteiliger Abbe scher Kondensor aus Quarz mit Sternblende 

 die besten Dienste. Für ultramikroskopische Untersuchungen ist dieses 

 Mittel weniger geeignet, nicht etwa wegen der sphärischen und 

 chromatischen Aberrationen des Kondensors, sondern weil durch 

 Spiegelung an den Flächen der Linsen Strahlen des Beleuchtungs- 

 bündels in das Objektiv gelangen und vom Auge direkt wahr- 

 genommen werden. 



Noch ein anderer Umstand ist es, welcher die Verwendung 

 der Dunkelfeldbeleuchtung beim Fluoreszenzmikroskop dringend not- 

 wendig macht. Es ist nämlich zweckmäßig, das Filter für die ultra- 

 violetten Strahlen derart zusammenzusetzen, daß es noch einen aller- 

 dings nur kleinen Bruchteil sichtbaren Lichtes hindurchläßt. Bei 

 Hellfeldbeleuchtung käme dieses Licht sicherlich zur Geltung und 

 würde die verschleiernde Wirkung der fluoreszierenden Glaslinsen 

 des Objektives verstärken. Bei Dunkelfeldbeleuchtung dagegen ist 

 das Bild, welches durch die das Filter noch passierenden sichtbaren 

 Strahlen erzeugt wird, überhaupt nicht wahrnehmbar. 



Das Fluoreszenzmikroskop ist demnach eine verhältnismäßig ein- 

 fache Einrichtung , welche durch die beigegebene Abbildung dar- 

 gestellt wird. Als Lichtquelle dient eine gewöhnliche Bogenlampe 

 mit Handregulierung, die vorteilhaft mit sogen. „Eisenkohlen" von 



