334 



Heimstädt: Das Fluoreszenzmikroskop. 



xxvm. 



Gebr. Siemens in Lichtenberg bei Berlin versehen wird. Da diese 

 Kohlen vorläufig nur in einer Stärke (15 mm) geliefert werden, so 

 ist Wechselstrom mehr angebracht, da dann beide Kohlen gleich- 

 mäßig abbrennen und der Lichtbogen nicht immer nachzentriert 



werden braucht. Für viele Zwecke 

 genügt aber eine Lampe mit ge- 

 wöhnlichen Kohlen (Gleich- oder 

 Wechselstrom). Bei Verwendung 

 von Eisenkohlen muß darauf Be- 

 dacht genommen werden, daß ihr 

 Licht dem ungeschützten Auge 

 äußerst schädlich ist. 



Die von der Lichtquelle aus- 

 gehenden Strahlenbündel werden 

 von einer einfachen Quarzlinse 

 von etwa 150 mm Brennweite und 

 70 mm Durchmesser in schwach 

 konvergente umgewandelt, die auf 

 ihrem Wege zum Kondensor des 

 Mikroskopes die Filterkuvette für 

 ultraviolettes Licht passieren. Die- 

 ses Filter ist vollkommen nach den 

 Angaben H. Lehmanns hergestellt. 

 Drei Wände aus Jenenser Blau- 

 Uviolglas von je 2 mm Dicke 

 schließen zwei zur Aufnahme der 

 Filterflüssigkeiten dienende Räume 

 ein. Die trennenden Wände sind 

 so angeordnet, daß die Breite 

 der Zwischenräume 5 mm beträgt. 

 Einer von beiden Hohlräumen wird 

 mit gesättigter Kupfersulfat- 

 lösung angefüllt , während der 

 ,'; andere eine wässerige Lösung von 



Nitrosodimethyla nilin im 

 Verhältnis von 1:12 000 aufzunehmen bestimmt ist. Das Filter hat 

 die beste Wirkung, wenn eine intensive Lichtquelle, z. B. der Faden 

 einer Glühlampe , durch das Filter hindurch andeutungsweise wahr- 

 genommen werden kann. Die Form des Filtergefäßes ist quadratisch, 

 die obere Seite zwecks besserer Reinigung vollständig frei. Ein ent- 



