XXVIII, 3. Heimstädt: Das Fluoreszenzmikroskop. 335 



sprechend geformtes Gehäuse, das von einem breiten Lichtschirm um- 

 geben ist, nimmt das Filter auf. 



Die aus dem Filter tretenden ultravioletten Strahlen müssen nun 

 die ganze Öffnung des Kondensors ausfüllen. Zur Kontrolle bringt 

 man ein Stück weißes Seidenpapier in die Nähe des Kondensors 

 und stellt auf diesem die Ausdehnung des Lichtbündels fest, die 

 durch lebhafte , blaue Fluoreszenz des Papieres angedeutet wird. 

 Der dreiteilige Abbe sehe Kondensor aus Quarz mit der numerischen 

 Apertur 1*45 für Licht von der Wellenlänge 350 /u/u, hat sich für 

 den angestrebten Zweck bis jetzt sehr gut bewährt. Der Durch- 

 messer der Sternblende, die mit ihrem Rahmen ein- und ausgeklappt 

 werden kann, ist so bemessen, daß sie allen Strahlen von geringerer 

 Apertur als 1*0 den Zutritt zum Objekt verwehrt. 



Die Objektträger , mit einer Dicke von etwa 1 mm , müssen 

 für feinere Untersuchungen aus Quarz- oder U. V.-Glas gewählt 

 werden. 



Es ist notwendig, sie mit der Oberfläche des Kondensors durch 

 eine Immersionsflüssigkeit optisch zu verbinden. Als solche kommt 

 vorzugsweise reines oder auch mit Wasser verdünntes Glyzerin in 

 Betracht. Als Deckgläser können die gewöhnlichen, im Handel er- 

 hältlichen aus Glas verwendet werden. Nur bei den höchstgesteigerten 

 Anforderungen an die Güte des Bildes müssen Deckgläschen aus 

 Quarz oder Quarzglas verwendet werden. 



Es ist hierbei von besonderer Bedeutung, daß kleine Kritzer, 

 Narben und sonstige Fehler der Objektträger, welche beispielsweise 

 eine feinere ultramikroskopische Beobachtung unmöglich machen 

 würden, auf die Güte des Bildes beim Fluoreszenzmikroskop ohne 

 Einfluß sind. Überhaupt braucht bei diesem Instrument jene Sorg- 

 falt, welche bei Herstellung ultramikroskopischer Präparate erforderlich 

 ist, nicht im entferntesten aufgewandt zu werden. 



Die zu untersuchenden Präparate müssen nach den Prinzipien 

 der Dunkelfeldbeleuchtung in einem Medium eingebettet werden, 

 dessen Brechungsindex bedeutend höher als I ist. Als Einbettungs- 

 mittel kommen in Betracht destilliertes Wasser, physiologische Koch- 

 salzlösung, reines oder mit Wasser verdünntes Glyzerin, Kalilauge 

 und andere für Ultraviolett durchlässige Flüssigkeiten. Die Wahl 

 des Einbettungsmediums ist von großer Bedeutung, da es die Farbe 

 des ausgesandten Fluoreszenzlichtes wesentlich beeinflußt. 



Zur Beobachtung des Fluoreszenzbildes werden gewöhnliche 

 Objektive und Okulare verwendet. Vorteilhaft ist der Gebrauch von 



