336 Heimstädt: Das Fluoreszenzmikroskop. XXVIII, 3. 



apochromatischen Objektiven und Kompensationsokularen. Auch ist 

 es zweckmäßig, Objektive mit Deckglaskorrektion anzuwenden. 



Die mit dem Fluoreszenzmikroskop betrachteten Objekte leuchten 

 hell in ihren spezifischen Farben auf schwarzgrauem Grunde. Bei 

 großer Verschiedenheit der organischen und unorganischen Gebilde 

 bieten sich dem beobachtenden Auge Erscheinungen von großer 

 Mannigfaltigkeit. Bakterien erstrahlen , worauf H. Stübel in seiner 

 bereits angeführten Abhandlung schon hingewiesen hat, in einem den 

 einzelnen Arten eigentümlichen Lichte. Organische Substanzen, von 

 ähnlicher morphologischer, aber verschiedener chemischer Natur, die 

 durch Färbung oder ähnliche Mittel nur sehr schwer zu differen- 

 zieren sind, können mit Hilfe des Fluoreszenzmikroskopes ohne Um- 

 stände auseinandergehalten werden. Es ist z.B. ein leichtes, die 

 Anwesenheit sehr kleiner Mengen von Mutterkorn im Mehl auf 

 diese Weise festzustellen , da Stärke intensiv violett fluoresziert, 

 während Mutterkorn ein gelblich weißes Licht aussendet. Überhaupt 

 kommt dieser neuen mikroskopischen Beleuchtungsart die Bedeutung 

 eines Färbeverfahrens zu. 



Die Untersuchung histologischer Präparate hat wohl bis jetzt 

 noch keine neuen Tatsachen ergeben , die nicht auch mit Hilfe be- 

 kannter Färbungsmethoden zu ermitteln gewesen wären. Doch ist 

 zu hoffen, daß eine besondere Behandlung der betreffenden Objekte, 

 vielleicht bei Benutzung von v. Köhler als „farblose Farbstoffe" be- 

 zeichneten Reagentien, neue Ergebnisse zeitigen werden. 



Im Gegensatz zu den bisherigen Methoden mikroskopischer Be- 

 trachtung 1 , bei welchen nicht selbstleucbtende Objekte durch Ver- 

 mittlung einer von dieser getrennten Lichtquelle abgebildet werden, 

 handelt es sich beim Fluoreszenzmikroskop um die Abbildung selbst- 

 leuchtender Objekte. Bei dieser entsteht ein dem leuchtenden 

 Körper durchaus ähnliches Bild, dessen Deutlichkeit durch die Größe 

 des den einzelnen Objektpunkten zugeordneten Beugungsscheibchens 

 bestimmt ist. Nach Helmhol tz scheu Untersuchungen ist diese ab- 

 hängig von der Apertur , in zweiter Linie von der Korrektion des 

 Mikroskopobjektives. Ob und wieweit das Fluoreszenzmikroskop im 

 besonderen und die Lumineszenzmikroskope im allgemeinen 

 eine Möglichkeit der Erweiterung des mikroskopischen Abbildungs- 

 gebietes in sich schließen, muß die Zukunft lehren. 



x ) Eine Ausnahme bildet das Heizmikroskop nach Doelter, bei welchem 

 die hocherhitzten Objekte in ihrem eigenen Lichte beobachtet werden. 



