XXVIII,.'). Wvchgrani: Aus optischen und median. Werkstätten IV. 343 



00 



dicht unterhalb des Objektes durch eine zentrale kreisförmige Blende. 

 Die Spiegelung findet offenbar an dein versilberten Begrenzung* 

 mantel des Glaskörpers 

 statt. Die Objektträger 

 sollen nicht stärker als 

 1*2 mm sein, für die Deck- 

 glasdicke ist 0*18 mm 

 bestimmt. Die starken Sy- 

 steme müssen durch Trich- 

 ter abgeblendet werden. 



Auf dem Gebiete der 

 hauptsächlich für metallo- 

 grapbische Untersuchun- 

 gen gebräuchlichen Ein- 

 richtungen zur Beleuchtung 

 opaker Objekte sind ver- 

 schiedene Produkte zu be- 

 schreiben, welche im Prin- 

 zip von denselben Konstruk- 

 tionsgrundsätzen ausgehen, 

 dabei aber äußerlich man- 

 nigfache Formen erhalten 

 haben. 



Einen besonders voll- 

 ständigen und dabei recht 

 handlichen Opakilluminator 

 bringt die Firma Leitz her- 

 aus. Seine Anordnungs- 

 weise zeigt Figur 9. Für 

 schwache Objektive bis 

 zur Brennweite von 24 mm 

 genügt die Reflexion des 

 zur Beleuchtung dienenden 

 Lichtes durch eine plan- 

 parallele Glasplatte, wel- 

 che im freien Abstände 



zwischen Objektiv und Objekt unter 45° gegen die optische Achse- 

 geneigt, am Objektiv durch einen einfachen Klammerhalter befestigt 

 wird. Für die stärkeren Systeme von 16 mm Brennweite ab bis 

 zur Olimmersion ist der größere Illuminator erforderlich. Ein an 



