XXVIII, 3. Wychgram: Aus optischen und median. Werkstätten IV. 349 



leuchtungsappafat. ist das kurzgefaßte Objektiv, OB, der mit 

 Society screw versehene Objektivring-, PB die schon oben erwähnte 

 Aperturblende, AH ist der horizontal ausschlagbare Halter des ganzen 

 Systenies, in dem Bilde aus der optischen Achse herausgedreht. 

 G S bewirkt eine Achsenrotation des ganzen Beleuchtungssystemes, 

 VS eine Neigung des Spiegels in der Vertikalebene. Die Gesamt- 

 anordnung zeigt Figur 10. Der Kondensor CO ist zur Abhaltung 

 langwelliger Strahlen als Wasserkammer ausgebildet, FH ist der 

 Halter für Selektionsfilter, HC der Hilfskondensor. Man sieht, daß 

 die Achse der Beleuchtungsstrahlen nur wenige Zentimeter über der 

 Cameraachse gelegen ist. 



Äußerlich anders, aber auf gleichem Prinzipe aufgebaut, ist die 

 metallographische Camera der Firma Reichert -Wien. Hier sind 

 Camera und Stativ speziell füreinander konstruiert worden. Die 

 Figur 13 zeigt den nun wohl ohne weiteres verständlichen Apparat. 

 Eine große Annehmlichkeit bietet der Umstand, daß das visuelle 

 Okular trotz der rechtwinkligen Abzweigung der Camera doch auf 

 dieselbe Seite mit der Mattscheibe zu liegen kommt. Dies wurde 

 durch eine Spiegelreflexeinrichtung vor der Platte ermöglicht. Durch 

 Drehung eines Hebels kann der Spiegel an die Mattscheibe gelegt 

 werden , so daß er die schon beim Einstellen offene Kassette frei- 

 gibt. Diese Einrichtung ermöglicht ein rasches und bequemes Ar- 

 beiten. Die grobe Einstellung geschieht durch Heben und Senken 

 des Tisches, während die Feineinstellung das optische System, also 

 Objektiv, Prismengehäuse und Okular, in Bewegung setzt. Ferner 

 ist der Tisch dreh- und zentrierbar. Große Verschiebungen er- 

 fordern einen besonderen Kreuzschlittentisch. Die neueste Aus- 

 führungsform der Camera zeigt die Benutzung elektrischen Bogen- 

 lichtes in Form einer kleinen Liliputlampe , was durch die gute 

 Regulierbarkeit dieser Lampen immerhin den Gebrauch des Instru- 

 mentariums bequemer und sicherer macht. 



Der Vollständigkeit halber mag noch eine französische Camera 

 für metallographische Zwecke erwähnt werden, welche neuerdings 

 im geologischen Laboratorium der Sorbonne gebraucht wird und 

 welche einigermaßen monumentalen Charakter trägt. Sie ist für 

 opake und transparente Objekte eingerichtet, arbeitet mit einfacher 

 seitlicher Beleuchtung (Nernst- und Bogenlicht) und ist infolgedessen 

 auf verhältnismäßig langbrennweitige Objektive mit großen Camera- 

 auszügen und großem freien Objektabstand angewiesen. Sie ist 

 überaus solid auf verstrebten Eisenschienen beweglich gebaut. Eine 



