450 Ssobolew: Studenten-Gefnermikrotom d. Firma Sartorius. XXVIII, 4. 



hafter, zwei besondere Röhren zusammen nebeneinander zu löten, 

 dann wäre die Reinigung viel leichter. Es muß weiter der innere 

 Durchmesser dieser Röhren überall gleich sein, das Luftrohr muß 

 auch möglichst wenig gebogen sein. Es ist ja natürlich vorteil- 

 hafter, das Luftrohr nach unten abzubiegen, man könnte dann dieses 

 Rohr aus zwei Teilen: aus einem geraden und einem gebogenen 

 zusammenschrauben, jeden Teil für sich, wäre es bequemer zu 

 reinigen. 



4) Auf den ersten Modellen des Studenten -Mikrotoms war die 

 Einteilung der automatischen Hebung in 10, 15, 20, 25, 30 usw., 

 auf den späteren aber immer 10, 20, 30. Die erste Einteilung war 

 viel bequemer, weil man meistens die Schnitte 15, 20 und 25 jii 

 dick schneidet. Wenn man aber, wie mancher praktische Arzt auf 

 dem Lande , auch Paraffin- und Celloi'dinschnitte machen will , so 

 braucht man diese Einteilung noch mehr. 



[Eingegangen am 19. Januar 1912.] 



