XXIX, 1. Siedentopf: UltramikroskopischeAbbildung linearer Objekte. 45 



Bakterien bei nicht zu heller Dimkelfeklbeleuchtung grün, wie schon 

 von Amann (16) konstatiert wurde. 



Die Farbigkeit kann aber nur bei isolierten linearen Objekten auf- 

 treten, deren Dicke noch ultramikroskopisch ist, voraus- 

 gesetzt, daß sie innerhalb des sichtbaren Spektrums eine besonders 

 starke Absorption für einen bestimmten Wellenlängenbereich besitzen. 



Die Konturen dickerer Objekte werden dagegen im allgemeinen 

 niemals farbig abgebildet, wie etwa das Bild der roten Blutkörperchen 

 im Duukelfeld lehrt. Trotzdem ihr Farbstofl", das Hämoglobin, eine 

 beträchtliche Absorption für Grün besitzt , erscheinen sie als weiße 

 Kreise im Dunkelfeld und nicht etwa grün. 



Zusammenfassung. 



Diese Arbeit ist eine Fortsetzung zu einer Mitteilung „Über die 

 Sichtbarmachung von Kanten im mikroskopischen Bilde" und gibt 

 die am Schluß derselben in Aussicht gestellte Erweiterung des damals 

 behandelten speziellen Falles (11). 



Sie gibt zunächst eine Einteilung der mikroskopischen Objekte 

 in punktförmige , lineare , flächenhafte und körperliche und ergänzt 

 die bisher bekannten Abbildungsbedingungen der punktförmigen und 

 flächenhaften Objekte durch die Entwicklung der Zwischenstellung 

 der Abbildung linearer Objekte, die in ihrer Längsausdehnung nach 

 den gewöhnlichen Abbe sehen Regeln der mikroskopischen Abbildung 

 statthat, quer dazu aber ultramikroskopisch ist. Damit ivird eine 

 erhebliche Enceiterung des bisJierigen Begriffes der ultrainikro- 

 skopi sehen Abbildung auch auf geformte Gebilde vorgenommen. 

 Zu den Kontrastbedingungen über die Sichtbarmachung treten bei 

 linearen Objekten eigentümliche geometrische Forderungen, die aus der 

 Gestalt der an ihnen abgebeugten Kegel- und Zylinderwellen, sowie 

 der ringförmigen und nierenförmigen usw. Beugnngswellen hervor- 

 gehen. Daraus werden neue Methoden abgeleitet, um im Dunkelfeld 

 Aperturen von Kondensoren und Mikroskopobjektiven direkt am Prä- 

 parat zu bestimmen, die an Genauigkeit der Methode des Abbe sehen 

 Apertometers nicht nachstehen , dafür in manchen Fällen einfacher 

 anzuwenden sind. Ferner ergibt sich die Erklärung des Azimut- 

 fehlers, der im Duukelfeld auftreten kann. 



Die Ableitungen gelten für beliebige Öffnungen des Kondensors 

 und des Objektives und ferner für beliebige Lagen des linearen 



